HYG 
HYG 
771 
portionnels à ces quantités: ainsi, quand 
l’instrument marque 80°, l’air souvent ne 
contient que 60 à 70 pour 100 de la quan¬ 
tité de vapeur nécessaire pour le saturer. Il 
est à remarquer aussi que deux Hygromètres 
construits avec le plus grand soin et dans 
des circonstances en apparence parfaitement 
identiques, présententsouventdes différences 
de 3 et 4 degrés. 
3° La méthode de l’Hygromètre à conden¬ 
sation est fondée sur le principe suivant : si 
l’on suppose qu’une masse d’air se refroidit 
lentement, elle finira par descendre à un de¬ 
gré de température auquel cet air sera saturé 
par la quantité de vapeur qu’il contient. 
Cette température, appelée le point de rosée , 
une fois connue, il suffira de chercher dans 
une table quelle est la quantité de vapeur 
qui lui correspond. 
Le Roy, de Montpellier, fut le premier qui 
proposa la condensation de la vapeur conte¬ 
nue dans l’air pour en déterminer l’état hy¬ 
grométrique ; mais son procédé ne reçut une 
application réelle que par la construction de 
Y Hygromètre à condensation de Daniell. Cet 
instrument consiste en deux boules, A, B, 
réunies par un large tube recourbé ; la boule 
A est un peu plus qu’à demi remplie d’é¬ 
ther; un thermomètre très sensible est dé¬ 
posé dans le tube de façon que son réservoir 
se trouve au centre de la boule A et plonge 
dans les couches supérieures du liquide 
éthéré. Le vide a été fait complètement dans 
le petit appareil avant de le fermer à la 
lampe. La boule B est enveloppée d’une 
batiste sur laquelle l’observateur verse de 
l’éther goutte à goutte avec une pipette. 
L’évaporation de l’éther dans l’air produit 
un refroidissement considérable de la boule 
B, et, par suite, la distillation de l’éther de 
la boule A, qui se refroidit et peut descen¬ 
dre au-dessous de la température à laquelle 
l’air se trouverait saturé par la quantité de 
vapeur qui s’y trouve au moment de l’expé¬ 
rience; on apercevra donc de la rosée se for¬ 
mer sur la boule A. Pour en rendre le dépôt 
plus apparent, l’on construit ordinairement 
cette dernière boule avec un verre fortement 
coloré en bleu de cobalt, ou on la revêt d’une 
calotte mince d’argent doré. 
L’appareil de Daniell peut, entre des mains 
exercées, donner approximativement la tem¬ 
pérature du point de rosée : mais il est dif¬ 
ficile de compter sur son exactitude absolue, 
en raison des divers inconvénients que M. le 
professeur Régnault fait parfaitement res¬ 
sortir dans son Mémoire, et qu’il croit avoir 
écartés dans un instrument nouveau auquel 
il donne le nom d 'Hygromètre condenseur. 
Cet appareil se compose d’un dé en argent 
très mince et parfaitement poli. Ce dé, qui 
a 45 millimètres de haut et 20 de diamètre, 
s’ajuste exactement à frottement sur un tube 
de verre ouvert par ses deux extrémités, et 
portant une petite tubulure latérale. L’ou¬ 
verture supérieure du tube est fermée par 
un bouchon dont l’axe est traversé par un 
thermomètre très sensible ; le réservoir du 
thermomètre se trouve placé au milieu du 
dé en argent. Un second tube de Yerre mince, 
également ouvert par les deux bouts, tra¬ 
verse le même bouchon et descend jusqu’au 
fond du dé. 
On verse de l’éther dans ce dernier tube, 
et la tubulure du premier tube est mise en 
communication au moyen d’un conduit de 
plomb., avec un aspirateur, de la capacité de 
3 à 4 litres, rempli d’eau. L’aspirateur est 
placé près de l’observateur, tandis que l’Hy¬ 
gromètre peut en être éloigné à volonté. 
En faisant couler l’eau de l’aspirateur, l’air 
pénètre dans l’appareil, et traverse bulle à 
bulle l’éther qu’il refroidit en en vaporisant 
une partie. Le refroidissement devient d’au¬ 
tant plus rapide que l’écoulement de l’eau 
est plus abondant. Toute la masse d’éther 
présente d’ailleurs une température sensi¬ 
blement uniforme, puisqu’elle est sans cesse 
agitée par le passage des bulles d’air. En 
moins d’une minute, la température est as¬ 
sez abaissée pour qu’il y ait sur le dé un dé¬ 
pôt considérable de rosée. C’est alors qu’au 
moyen d’une lunette on doit observer le 
thermomètre, qui indique évidemment une 
température un peu plus basse que celle à 
laquelle correspond réellement la saturation 
de l’air, mais que l’on amène facilement au 
point véritable à l’aide de quelques nouvelles 
manipulations. Toutes ces opérations durent 
au plus trois ou quatre minutes pour un ex¬ 
périmentateur exercé, qui peut ainsi déter¬ 
miner le point de rosée à ~ de degré près. 
4° M. Gay-Lussac proposa le premier de 
déterminer l’état hygrométrique de l’air, en 
observant les températures indiquées, et par 
un thermomètre sec, et par un thermomètre 
