( 749 ) 
c’est elle qui, dans les mains de M. et M rae Curie, a con¬ 
duit, notamment, à caractériser et à classer les divers mi¬ 
nerais radio-actifs. Dans beaucoup de recherches relatives 
aux corps radio-actifs, il n’est pas nécessaire, d’ailleurs, 
de rechercher ces valeurs absolues, et des valeurs relatives 
obtenues à l’aide de l’électroscope suffisent à conduire à 
la solution approchée des problèmes. Cet instrument a, 
dans cette vue (et dans celle de l’étude de l’électri¬ 
cité atmosphérique, des radiations pénétrantes, etc.), 
été notablement perfectionné au cours de ces dernières 
années; nous nous contenterons de citer à ce propos 
les électroscopes et électromètres de Elster et Geitel et 
du Prof 1 ' Wulf. C’est ce dernier que nous avons aussi 
utilisé dans le procédé électrique d’usage restreint dont 
il va être question ici. 
I. 
Le but de cette note est de signaler, dans la pensée 
qu’il peut se présenter comme fort pratique, en maintes 
circonstances, un procédé de mesure électrique de 
l’intensité des rayonnements radio-actifs que nous avons 
été conduit à utiliser lors de recherches exécutées 
récemment au laboratoire de M. E. Solvay. Ce procédé 
repose sur la combinaison d’emploi d’un condensateur 
à capacité variable étalonné, d’un condensateur à air 
soumis aux radiations de la matière radio-active et de 
l’électromètre à fils de quartz métallisés du Prof 1 'Wulf. 
En voici le dispositif : 
Un condensateur plan C (voir la figure), dont une des 
armatures est à la terre, est relié, d’une part, aux fils de 
quartz métallisés d’un électromètre de Wulf (W) et. 
