( 750 ) 
d’autre part, à l’armature isolée d’un condensateur cylin¬ 
drique (C e ) à capacité variable et étalonné ; la seconde 
armature de celui-ci est également mise au sol. Quant au 
conducteur auxiliaire (Hilfconduclor) et à la cage de 
l’électromètre de Wulf, nous pouvons les supposer tous 
deux reliés au réservoir commun. 
L’électromètre de Wulf (*) avait été étalonné par nous, 
à l’aide de piles Krüger à éléments au cadmium. Ces 
éléments, au nombre de cent, sont enfermés dans une 
masse de paraffine qui les isole d'une manière absolue 
et les soustrait en même temps à toute action de 
l’atmosphère; des connexions convenablement dispo¬ 
sées permettent d’utiliser successivement, pour la 
charge d’un condensateur, de une à dix dizaines 
d’éléments; en réunissant deux de ces piles en série, 
comme nous l’avons fait, on dispose ainsi d’environ 
200 volts (exactement 203.6, car la force électromotrice 
d’un élément est de 1.018 volt à la température de 
15 ° €,). 
Nous pouvons dire, en passant, que les allégations 
du constructeur et du Prof 1 ' Wulf, en ce qui concerne la 
proportionnalité entre la grandeur de l’écart des fils de 
quartz métallisés et la différence de potentiel des deux 
armatures de l’électromètre, se sont trouvées exactement 
vérifiées entre 10 et 200 volts : entre 0 et 10 volts 
seulement l’accroissement de déviation est moins rapide 
qu’au delà. 
(*) Je n’ai pas à décrire ici l’électromètre à fils de Wulf, instrument 
sur lequel on pourra trouver toutes les indications désirables dans 
Physikalische Zeitschrift , 8 e année, 1907, p. 528, et 10 e année, 1909, 
p. 152. 11 est construit par la maison Günther et Tegetmeyer, de 
Brünswick, Goslarschstrasse, 19A. 
