( 75“2 ) 
Nous avons apporté à l’électromètre lui-même une 
légère modification en supprimant toute communication 
entre l’atmosphère extérieure et la chambre intérieure, 
de manière à rendre ainsi minima la déperdition due à 
l’ionisation de l’air; dans ce but,nous avons fermé l’ori- 
tice supérieur, dans l’axe duquel se trouve la tige w de 
prise de communication électrique, par un couvercle en 
ambre que cette tige traverse. L’expérience montre 
que ce procédé d’isolement de la charge interne est des 
plus efficaces. 
Le condensateur cylindrique à capacité variable que 
nous avons utilisé est le condensateur du Prot v Gerdien 
(Gottingen) (*); sa capacité peut varier, suivant l’enfon¬ 
cement de la tige centrale T, qui porte le système des 
armatures mises au sol, entre 0,000041 microfarad 
et 0,000,475 microfarad, soit donc 56 cm 9 et 40 cra 57. 
La lecture de position se fait au moyen d’une division 
millimétrique tracée sur la tige et d’un vernier fixe au 
i / 10 . Le condensateur avait été étalonné au préalable par 
l’Institut du Teclmische Reichsanstalt. 
Les données fournies par le Reichsanstalt sont au 
nombre de quatre et correspondent aux divisions 0, 20, 
50 et 70 de la tige : 
0. . . . 0,000 041 microfarad. 
20. . . . 0,000 156 — 
50. . . . 0,000 338 — 
70. . . . 0,000 473 — 
(*) Voir pour la description de cet appareil Physikalische Zeit¬ 
schrift, 5 e année, 1904, p. 294. 
11 est construit par Spindler et Hoyer (Gottingen). 
