( 755 ) 
On en tire la relation suivante qui permet de 
passer de la lecture de division n à la valeur de la 
capacité : 
C.=* (0,000 041 -4-n. 0,000 006 7S)10" 6 farad. 
La capacité est donc une fonction linéaire du dépla¬ 
cement. 
Nous avons apporté à cet appareil deux modifications: 
la première consiste à supprimer, comme pour l’élec- 
tromètre, toute communication entre l’atmosphère exté¬ 
rieure et la chambre intérieure du condensateur, en 
fermant l’orifice O par un bouchon d’ambre qui est 
lui-même traversé par la tige T' de prise de communica¬ 
tion électrique. Le but à atteindre est le même que dans 
le cas de l’électromètre. 
En second lieu, nous avons muni l’appareil d’un dis¬ 
positif de déplacement lent de la tige T ; ce dispositif 
permet de faire varier progressivement, et sans à-coups, 
la capacité, soit pour l’augmenter de 0,000041 à 
0,000,475 microfarad, soit pour la ramener de sa plus 
grande à sa plus faible valeur. Il se compose simplement 
d’une vis micrométrique Y, munie d’un tambour T 7 ' et 
qui prend écrou dans une pièce faisant corps avec l’en¬ 
veloppe du condensateur (armature extérieure). La tête 
de la vis micrométrique appuie sur celle de la tige T, 
à laquelle elle est reliée par un étrier (*), de manière 
(*) Il suffit d’ailleurs d’enlever cet étrier, pour ne conserver que 
le mouvement rapide. 
