( 750 ) 
les conditions les plus favorables à cet égard, conditions 
qui dépendent d’ailleurs d’autres facteurs que l’isolement 
des deux organes que nous venons de citer. Nous ne les 
discuterons pas pour le moment, nous contentant d’indi¬ 
quer le mode d’application de ce procédé de mesure 
électrique à deux cas particuliers. 
Dans le premier, il s’agissait d’une substance radio¬ 
active (bromure de radium) provenant d’une firme alle¬ 
mande et dont la grandeur de l’activité n’avait pu nous 
être indiquée dans aucune échelle. La question de déter¬ 
mination d’un étalon absolu de comparaison radio-actil 
est d’ailleurs une de celles dont la solution est de plus 
en plus désirable, et elle fera sans doute partie du 
programme du prochain Congrès de radiologie et 
d’électricité. 
Pour effectuer la première mesure, celle de la déper¬ 
dition normale, nous avons chargé, à l’aide de la pile 
Kroger, le système des deux condensateurs et de l’élec- 
tromètre de Wulf au potentiel de 101.8 volts et avons 
donné au condensateur à capacité variable une capacité 
initiale de 0.000,538 microfarad, correspondant à la 
division 50 de la tige T. 
La déperdition des charges s’opérait, dans ces condi¬ 
tions, très lentement et nous maintenions, en diminuant 
la capacité, le potentiel à sa valeur initiale. Les deux 
opérations simultanées de l’observation de la constance 
de la déviation initiale des fils de l’électromètre et de la 
diminution progressive de la capacité, par l’action sur 
la vis micromélrique, s’effectuent avec la plus grande 
facilité. Il suffit, en ce qui concerne l’observation au 
microscope, que l’œil se maintienne fixé sur l’un des 
