( 775 ) 
fut assez régulière. Les valeurs données actuellement ne 
sont pas définitives; elles subiront nécessairement de 
légères corrections quand les calculs complets du réseau 
des triangles auront été effectués. 
Aucune détermination de la composante horizontale 
de la force magnétique terrestre ne fut faite, l’instru¬ 
ment employé ne permettant pas l’application du pro¬ 
cédé des déviations. A la vérité, j’aurais pu n’avoir 
recours qu’à la méthode unique des oscillations, mais ce 
moyen ne me parut pas offrir assez de garanties dans les 
conditions où j’opérais. 
L’inclinaison magnétique ne fut observée qu’en douze 
points et vingt-six valeurs seulement furent recueillies, 
la boussole nous ayant donné certains mécomptes. Les 
premières observations avaient révélé déjà des écarts 
inadmissibles que j’attribuai au manque de polissage des 
pivots des aiguilles. Mais je pus heureusement remplacer 
celles-ci, grâce à l’obligeance de M. le professeur le 
Paige, qui consentit à m’en faire parvenir deux autres 
empruntées à l’appareil de Dover de l’Observatoire de 
Cointe. Je lui adresse à cette occasion l’hommage de 
ma reconnaissance. 
D’autre part, pendant le voyage d’Europe en Afrique, 
l’alidade qui portait les microscopes du cercle vertical fut 
faussée, mais je parvins une première fois à la redresser 
d’une manière satisfaisante. Ce fait s’étant renouvelé 
dans la suite, on ne put lui porter remède. Ces accidents 
regrettables doivent être attribués à la défectuosité du 
calage de l’instrument dans sa caisse de transport. 
