( 1015 ) 
est fixe, l’autre suspendu à l’extrémité d’un fléau de 
balance. Cette action électrostatique est compensée par 
des poids marqués P, et le potentiel Y du cylindre 
extérieur est exprimé par la formule 
V =\/ 4P . g . Log. - = a [/p grammes, 
la constante a relative à notre appareil étant 59.38. 
Le mouvement du cylindre mobile s’observait aisément 
dans une lunette par les déviations de l’image lumineuse 
d’une échelle graduée, réfléchie par un petit miroir soli¬ 
daire du fléau. Ce moyen permettait déjuger rapidement, 
d’après l’étendue du déplacement de l’image et moyennant 
un peu d’habitude, du poids nécessaire à établir l’équilibre. 
Notre micromètre de comparaison B était du type 
construit à l’institut du professeur Edelmann, de Munich. 
De ses deux électrodes sphériques en laiton de 1 centi¬ 
mètre de diamètre, l’une était encastrée à l’extrémité d’un 
bras fixe, l’autre était solidaire d’un équipage qu’une vis 
micrométrique permettait de déplacer avec une précision 
atteignant 1 / 200 de millimètre. 
Quant au micromètre d’expérience figuré en A, il se 
composait de deux tiges articulées, portant les pointes, et 
susceptibles de prendre toutes les inclinaisons voulues. 
L’expérience nous a montré que la nature des pointes n’a 
pas d’influence sur la tension disruptive, à condition 
toutefois, après chaque étincelle, d’enlever de la surface 
de décharge les poussières métalliques détachées des 
électrodes et de nettoyer les moindres traces d’oxyde 
déposées sur celles-ci. On conçoit que, d’après la nature 
1909. — SCIENCES. 
68 
