P. Bruylants et J. Dondeyne. — Détermination 
soin en raison de l’importance de cette correction pour les 
mesures effectuées sous des pressions inférieures à une atmo¬ 
sphère. Les résultats de ces mesures de contraction indiqués 
dans le tableau suivant représentent les moyennes de cinq déter¬ 
minations isolées assez concordantes. 
TABLEAU I. 
Calibrage et contraction des ballons. 
Ballon 1. 
Poids plein d’eau 
àOo 
Poids vide 
d’air. 
Poids d’eau 
à 0°. 
Volume 
à 0». 
Contraction 
en c. c. 
895,852 
895,859 
895,858 
895,849 
895,848 
Moyenne : 895,8532 
134,2516 
761,6016 
761,592 
0,09 
Ballon 2. 
399,646 
399,648 
399.640 
399.641 
Moyenne : 399,644 
86,690 
312,954 
312,950 
0,034 
Ballon 3. 
288,972 
288,9703 
288,970 
\ 288,971 
Moyenne : 288,971 
82,001 
206,970 
206,967 
0,0135 
Le ballon 4 utilisé dans les mesures de compressibilité avec 
les ballons 2 et 3 a les caractéristiques suivantes : 
Volume à 0® == 324.340. Contraction en centimètres cubes : 0,049. 
Dans les tableaux suivants nous consignons les résultats par 
ballon, obtenus sous la pression atmosphérique; Pq indique la 
590 
