du poids atomique du Sélénium. 
l 
nium : 79.37 qu’à titre provisoire en attendant le résultat de 
recherches nouvelles tant sur la compressibilité du gaz H^Se que 
sur son poids du litre normal, que nous chercherons à déterminer 
avec des échantillons d’autres provenances. 
Mesure des tensions de vapeur de U Se. 
L’appareil de mesure se compose de deux parties : l’ampoule 
renfermant le gaz liquéfié ainsi que le thermomètre, et le 
baromètre-manomètre; ces deux parties sont reliées par un 
tube d’un diamètre intérieur de 5 millimètres. 
A l’intérieur de l’ampoule renfermant le gaz liquéfié est soudé 
le thermomètre ; c’est un pyromètre de Deleuw dont l’enroule¬ 
ment du fil de platine est faite sur une longueur de 2 centimètres 
environ; en abaissant suffisamment le niveau du mercure dans le 
baromètre, on introduit dans l’ampoule une quantité suffisante 
de gaz liquéfié pour recouvrir complètement la partie active du 
pyromètre; en relevant ensuite le niveau du mercure dans le 
baromètre, le gaz est complètement emprisonné entre le verre 
et le mercure et ne vient plus au contact d’aucun robinet 
graissé. 
Le baromètre est construit de façon à pouvoir servir égale- 
nent de manomètre à air libre; la partie supérieure du tube 
barométrique est soudée à une. petite pompe Antropoff par 
l’intermédiaire d’un tube en T portant un robinet qui permet de 
la mettre en rapport avec l’atmosphère; le baromètre est ainsi 
transformé en manomètre à air libre de façon à poursuivre les 
mesures jusqu’à des pressions assez élevées ; la pression baro¬ 
métrique est alors lue à un baromètre auxiliaire. 
La longueur active du manomètre-baromètre est de L"L0. 
Les lectures de pression se font comme pour la mesure du poids 
du litre normal au micromètre, et tout le baromètre est enfermé 
dans une cage vitrée. 
401 
