//. Seligmann. — La toise n ' 1i 
on a pu ramener à 16°25 les diverses comparaisons faites entre 15 29 et 13®64 et 
obtenir ainsi la valeur la plus probable de la toise mesurée : 
N» 11 à 16o25= 1949“m060. 
D’après la concordance des résultats individuels, on peut estimer que l’incer¬ 
titude probable de la valeur ci-dessus reste inférieure à rb Ip.. 
La détermination de la toise a été exécutée en octobre 1913 par M. L. Maudet, 
adjoint du Bureau international. 
Le Directeur du Bureau, 
Dr René Benoît. 
Nous pouvons maintenant rapporter au mètre international 
les, bases géodésiques de Lommel et d’Ostende, donc toute la 
triangulation du Royaume, et la carte de Belgique basée sur 
cette triangulation. 
En effet, les bases ont été mesurées à l’aide des règles de 
Bessei et celles-ci comparées aux copies n” 9 du Bureau trigono- 
métrique prussien et n"* 11 de l’I. C. M. {*). 
La copie n® 9 a été étudiée à Breteuil en 1890 et 189! {**) ; la 
copie lï’ il est celle qui vient de nous rentrer. 
* 
* ♦ 
L’appareil de Bessei, comprenant quatre règles, avec tous les 
accessoires, y compris le comparateur pour l’étalonnage des 
règles, fut mis par le gouvernement prussien à la disposition 
du gouvernement belge en 1847. 
La base de Lommel fut mesurée en 1851 et en 1852, la base 
(*) Compte rendu des opérations de ta Commission instituée par M. le Ministre 
de la Guerre pour étalonner les règles qui ont été employées en 1850, 1851, 1852 
et 1853 à la mesure des bases géodésiques belges. Bruxelles, Rayez, 1855. 
(**) Études sur la toise de Bessei, la toise 9 du Bureau topographique royal 
prussien et la toise du Pérou, par M. le D»* Benoît, directeur du Bureau des Poids et 
Mesures ; publiées dans les Comptes rendus des séances de la Commission perma¬ 
nente de l’Association géodésique internationale réunie a Florence en 1891. 
750 
