— 228 — 
procédés employés. Après entente enlre les directeurs des deux 
Observatoires, le chef du Service des longitudes à l’Observatoire 
de Paris a été chargé d’étudier et de réaliser la transformation des 
appareils. En premier lieu, nous avons considérablement sim¬ 
plifié la table chronographique de Lœwy, de manière à n’ad¬ 
mettre dans le relais polarisé que des courants de même inten¬ 
sité, suivant toujours dans le même sens le même chemin sur 
cette table. Ces courants n’étaient utilisés que comme courants 
primaires, destinés à fermer par leur action sur le relais un 
circuit secondaire unique, aboutissant à Y électro-aimant du 
chronographe, dont dépend la plume d’enregistrement des 
observations. Un courant électrique, absolument indépendant 
des autres, servait à l’enregistrement des secondes de la pendule. 
Enfin, en agissant sur un commutateur, on pouvait faire fermer 
le circuit primaire par l’action de la pendule elle-même, de 
manière à mesurer le retard de la plume des observations sur 
celle de la pendule. 
Le procédé mis en pratique pour les observations stellaires 
était identiquement le même que la détermination de Paris- 
Bizerte : en chaque station était installée une petite lunette 
méridienne portative, avec micromètre automatique enregistreur 
de P. Gautier. Pour chaque étoile, l’instrument était retourné 
entre les deux parties de l’observation, de manière à éliminer la 
collimation, la valeur et les irrégularités du pas de la vis micro- 
métrique, ainsi que l’inégalité des tourillons; dans chaque posi¬ 
tion de la lunette, on mesurait l’inclinaison de l’axe de rotation 
par un nivellement simple. Toutes ces observations étaient 
enregistrées par l’action du courant d’une pile locale, dont, par 
un rhéostat, on pouvait graduer l’intensité, mesurée par un 
milliampèremètre. 
Au moment de l’échange des signaux télégraphiques par le 
jeu des commutateurs, on supprimait le courant de la pile locale 
et on le remplaçait par celui d’une des deux piles de ligne, 
placées l’une à Paris, l’autre à Uccle; on avait soin de donner 
à l’un et à l’autre de ces deux courants l’intensité de la pile 
