— 569 — 
Pour les mesures polarimétriques, j’ai utilisé le photopolari- 
mètre de Cornu (*). C’est un instrument d’un maniement 
commode et d’une grande sensibilité. Il permettrait aisément 
d’atteindre une précision de l’ordre du millième, si les condi¬ 
tions atmosphériques demeuraient parfaitement constantes (**). 
En réalité, les variations accidentelles que suffisent 5 provoquer 
des traces de fumées ou des buées totalement invisibles, rendent 
un peu illusoire une telle précision. 
Les mesures d’intensité calorifique de la radiation solaire 
ont été effectuées à l’aide du pyrrhéliomètre à compensation de 
Knut Angstrôm (***). 
Je rappelle ici le principe de cet instrument. Deux lames 
noircies identiques A et B (fig. 1) sont placées côte à côte. L’éga¬ 
lité de leurs températures peut être 
r r —ecrân 
constatée a 1 aide de pinces thermo- —— - g—p— 
électriques. Un galvanomètre relié 
aux pinces est au zéro quand les tem¬ 
pératures des lames sont les mêmes. 
L’une des lames, A, par exemple, 
est exposée au rayonnement solaire, 
tandis que l’autre, B, est ombragée. Dans la lame B, on fait 
passer un courant électrique qui l’échauffe et dont on fait 
varier l’intensité jusqu’à ramener au zéro le galvanomètre. A ce 
moment, l’équilibre de température étant réalisé entre les deux 
lames, on écrit que l’énergie fournie par le courant à la lame B, 
PB, est égale à l’énergie reçue du Soleil par la lame A. 
L’appareil que possède l’Institut de physique de l’Université 
de Montpellier, et dont je me suis servi, a été construit par la 
c 
Fig. 1. 
(*) Cornu, Association française pour Vavancement des sciences. Congrès de la 
Rochelle (1882) et de Limoges (1890). 
(**) A. Boutaric, Bull. Acad. roy. de Belgique, p. 468; 1912. 
(***) Knut Angstrôm, Nova Acta regiæ Societatii Scientiarum l'Jpsaliensis , sér. 3, 
vol. XX, et sér. 4, vol. I. 
