lochau et C. Féry (*), qui ont proposé la méthode de correction 
suivante : 
« Un actinomètre thermoélectrique est analogue à une 
balance dont les deux bras seraient inégaux. Le moyen le plus 
simple de faire une mesure exacte dans ces conditions est d’avoir 
recours à une méthode de double pesée. 
» On fera donc agir sur une des deux soudures, disposée à cet 
effet, le courant électrique, ce qui permettra de tracer la courbe 
d’étalonnage de l’instrument, relié à un millivoltmètre de sen¬ 
sibilité convenable, et, au moyen de l’observation, lorsque la 
même soudure sera exposée au rayonnement solaire, une simple 
lecture sur le cadran du millivoltmètre indiquera l’énergie 
électrique et, par conséquent, le nombre de calories qui 
mesurent le rayonnement solaire. Toutes les conditions étant 
les mêmes, cette méthode de substitution ne soulève aucune 
objection. » 
La remarque qu’il est difficile d’admettre l’identité absolue 
des deux soudures est parfaitement fondée. Mais la méthode 
que proposent MM. Millochau et Féry ne me semble pas offrir 
de sérieuses garanties. D’abord un galvanomètre possède rare¬ 
ment une sensibilité constante pour toutes les déviations. De 
plus, et surtout, rien n’assure que la dissymétrie qui peut 
exister à un certain moment entre les deux soudures demeure 
constante. Si cette dissymétrie provient du papier qui n'isole 
pas thermiquement les deux lames de la même façon, on pourrait 
penser, en particulier, à une influence possible de l’état hygro¬ 
métrique de l’atmosphère. Et alors l’étalonnage effectué n’aurait 
aucune valeur (**). 
(*) Comptes rendus de VAcadémie des sciences de Paris, t. CXLVI, p. 372; 1908. 
(**) Dans la même note, MM. Millochau et Féry décrivent un actinomètre qui 
constituerait un récepteur intégral (corps noir). Le principe de l’instrument est 
excellent. Celui-ci conviendrait parfaitement pour la mesure d’un tlux constant 
d’énergie. Mais de l’aveu même de MM. Millochau et Féry, l’actinomèlre en question 
possède une inertie considérable. L’équilibre met vingt-trois minutes à s’établir. 
