— 256 — 
On compense l’action électrostatique par des poids, de sorte 
(jue le potentiel est donné en unités électrostatiques par la 
relation 
log 5. = ^^4# log - • I P. 
Le premier facteur est constant; il est égal à 59.38 pour 
l’appareil que nous avons utilisé. 
Un miroir fixé à la partie mobile de l’électromètre réfléchit 
dans une lunette la graduation d’une règle verticale et permet 
d’observer le moindre mouvement du balancier. Les déviations 
constatées sont proportionnelles aux poids. A un poids de 
200 milligrammes correspond une déviation de 165 millimètres. 
Dans la plupart de nos expériences, nous avons déterminé le 
poids compensateur nécessaire par la déviation observée au 
moment de la décharge. Si nous désignons par S cette déviation, 
le potentiel de décharge est donné par la formule 
V = 59.38 
v 
0.200 3 „ / 2 8 
165 = 59 ' 38 
\/JL 
\ 1650 
Dans le cas où les limites de la graduation sont dépassées, on 
place un poids tu sur l’électromètre de façon à rentrer dans ces 
limites; il faut alors appliquer la formule 
»= 5 “V“ + W 
Cette méthode a l’avantage d’être assez rapide. Elle permet 
de constater de faibles variations de potentiel. 
Lorsque la décharge s’opérait d’une façon continue, les varia¬ 
tions du potentiel de décharge dans l’air en repos et dans l’air 
en mouvement ont pu être déterminées avec une approximation 
et un degré de certitude suffisants. 
La valeur absolue des potentiels important peu, nous ne nous 
sommes pas occupé de celle-ci. 
