— 623 — 
Viscosimètre. — Le viscosimètre dont je me suis servi est en 
principe celui qui est décrit dans le Lehrbuch der praktischen 
Physik de Kohlrausch (édition 1910, p. 258). Il se compose 
(fig. 1) d’un long capillaire de (30 cen¬ 
timètres) surmonté d’une ampoule K 
portant deux traits de repère r 1 et r 2 , 
entre lesquels on détermine le temps 
de passage du liquide. K est surmonté 
d’un tube assez large ab (1). Sous le 
capillaire, en e, se trouve un tube ef de 
même largeur que ab, qui plonge dans 
un flacon à col étroit renfermant la 
solution à étudier. 
Dans une seconde série de recherches, 
où nous plongions l’appareil entière¬ 
ment dans l’eau, nous ne pouvions plus 
laisser subsister l’ouverture entre e et 
le flacon. Aussi avons-nous soudé en 
e un réservoir R qui porte latéralement 
un long tube vertical t terminé par un 
entonnoir cylindrique E. 
Un trait de repère r 3 est gravé sur R. 
On amène toujours le liquide à hauteur 
de r 3 avant de commencer les mesures. 
L’écoulement se fait ainsi toujours dans les mêmes conditions 
dans toutes les expériences. 
L’appareil ainsi disposé est fragile : on en a augmenté la 
solidité à l’aide d’une cale c reliant t au capillaire. 
Nous nous sommes servi dans le cours de nos recherches de 
plusieurs viscosimètres de calibres différents. On trouvera dans 
(1) J’avais d’abord prolongé ab par un capillaire pour éviter l’évaporation. Mais 
celle-ci n’est pas sensible et le capillaire gêne la rentrée de l’air; aussi l’ai-je sup¬ 
primé. 
1911 . 
SCIENCES. 
42 
