1 SJÉP. 
BULL. SOC. VÀUD. Sd. NAT. X. 
BULL. 51 
SECOND MÉMOIRE 
SUR LES 
APPAREILS ÉLECTRO-MÉDICAUX 
par H. Cauderay. 
Inspecteur des télégraphes des chemins de fer de la Suisse occidentale , à Lausanne. 
(Suite. — Voyez Bull. Soc. Yaud. Sc. nat. IX, N°57. —1867.) 
Piles à courant constant portatives. L’appareil du D r Rémak, tel 
qu’il est décrit dans le précédent mémoire, étant d’un prix élevé, 
d’un entretien difficile et en outre peu portatif, n’est guère utilisé 
que dans les hôpitaux. Pour l’usage particulier de MM. les méde¬ 
cins, j’ai fait construire des appareils de 12, 16, 20, 24 et 50 
éléments, renfermés dans une boîte peu volumineuse et facilement 
transportable. Les éléments n’ont que 7 centimètres de hauteur; 
les électre-moteurs sont composés d’un zinc et d’un charbon 
plongeant dans une dissolution de bi-sulfate de mercure. Si on a 
soin d’ajouter une petite quantité de bi-sulfate de mercure dans 
les éléments 4 ou 6 fois par mois (suivant la quantité de temps 
qu’on l’emploie), l’effet de cette pile se maintient assez constant. 
Un petit casier, que l’on peut enlever à volonté de l’intérieur de la 
boîte, sépare chaque élément et les maintient en place pendant lé 
transport de l’appareil. 
Pour obtenir, pendant les opérations, la graduation progressive 
du courant sans causer des interruptions dans le circuit, j’ai fait 
placer un double contact métallique glissant à volonté entre deux 
rangées d’éléments 1 . Les deux lames de cette pièce mobile sont 
disposées de façon à toucher l’élément suivant avant d’avoir aban¬ 
donné l’élément qui précède. On peut donc, au moyen de cet ap¬ 
pareil, augementer ou diminuera volonté la quantité des éléments 
en activité. 
1 L’idée première de ce mode de graduation appartient à M. le D r Morax, 
de Morges. 
Bull. Soc. Vaud. Sc. nat. X. N° 60. 
5 
