11 SEP. APPAREILS ÉLECTRO-MÉDICAUX. BULL. 61 
L’entretien et les soins à donner à la brosse volta-électrique, 
pour la maintenir en bon état, sont encore trop compliqués et son 
prix trop élevé pour que cet appareil soit généralement employé. 
Ainsi la moindre erreur dans l’arrangement des éléments formant 
les couples, détruit en tout ou en partie l’action génératrice de 
la pile. 
Immédiatement après chaque application, on doit retirer les 
flanelles, rincer les lames métalliques et le couvercle en zinc avec 
de l’eau pure, nettoyer le fond en cuivre de la brosse avec un 
linge mouillé et sécher ensuite le tout avec un linge sec. 
Il faut encore éviter de mouiller les barbes métalliques et les 
préserver de toute humidité, puis, avant et après chaque opéra¬ 
tion, il est indispensable de promener la brosse sur une feuille 
de papier émeri, pour bien nettoyer là surface des barbes. 
Si cette manière d’appliquer l’électricité produit réellement de 
bons résultats dans le traitement de quelques maladies (ce que 
MM. les médecins pourront sans doute bientôt nous dire d’une 
manière positive), l’appareil que je viens de décrire pourrait être 
bien perfectionné, caron possède maintenant des piles plus puis¬ 
santes, plus constantes et d’un entretien plus facile que la pile à 
colonne de Volta. En outre la tension de la pile à cinq couples 
chargés à l’eau salée, dont la brosse du D r Hoffmann est armée, 
me paraît tout-àdait insuffisante, dans certains cas où le courant 
électrique doit traverser dans toute leur longueur les membres 
d’une ou deux personnes, c’est-à-dire traverser des corps qui lui 
opposent une résistance égale à 60 et 120 lieues d’un fil de fer de 
3 V 2 millimètres de diamètre. Le nombre des éléments en activité 
devrait donc pouvoir être augmenté et diminué à volonté, suivant 
les circonstances. 
2° Appareils à courants induits électro-galvaniques. Depuis la 
découverte de l’action inductrice des courants électriques faite 
par Faraday, un grand nombre de médecins se sont occupés d’étu¬ 
dier les effets physiologique et d’observer les propriétés médicales 
de ces courants. Dubois Reymond, Duchenne de Bologne et une 
quantité d’autres ont publié les résultats de leurs recherches ; 
ces travaux ont été promptement portés à la connaissance de tous 
les membres du corps médical et, aujourd’hui, il y a bien peu de 
médecins qui ne possèdent pas un appareil d’induction, pour ap¬ 
pliquer le courant induit dans quelques cas indiqués par les au¬ 
teurs cités plus haut. 
Il serait superflu de donner ici la description des appareils à 
courants induits ordinaires; ils sont déjà décrits dans des ouvrages 
scientifiques et techniques très répandus. Je me borne donc à 
donner quelques détails sur les appareils nouveaux ou ayant des 
