43 SEP. APPAREILS ÉLECTRO-MÉDICAUX. BULL. 63 
Voici maintenant comment l’appareil fonctionne et comment 
M. le D r Seiler opère : 
Lorsque la pile chargée est reliée à l’appareil, le courant direct 
passe du serre-fd P dans le condensateur H, de là il est conduit 
à l’interrupteur R, puis dans les multiplicateurs A etD, et sort de 
l'appareil au serre-fil O pour se rendre à l’autre pôle de la pile. 
Le courant induit prend naissance dans le multiplicateur B, il 
est conduit directement aux serre-fils I et K auxquels aboutissent 
également les conducteurs du condensateur G. 
Les doubles conducteurs partant des serre-fils I et K ont pour 
but de conduire les fluides positifs et négatifs dans les rhéophores, 
formés de cylindres emboîtés, et de concentrer là la tension élec¬ 
trique résultant de la présence, sur de grandes surfaces conduc¬ 
trices isolées, des deux fluides de nom contraire. 
Pendant le traitement, le corps des malades n’est jamais inter- 
callé dans le circuit, il est simplement placé dans la sphère d’at¬ 
traction du fluide ; or, la tension ou attraction réciproque des 
deux fluides positifs et négatifs, peut produire ses effets à une 
distance de 10 à 20 centimètres des rhéophores et même au-delà, 
suivant la puissance des appareils. Le traitement médical du 
D r Seiler consiste donc simplement à mettre en présence des 
rhéophores, les membres ou le corps du malade, sans le mettre 
en contact avec les cylindres M et L ; il se produit alors sur l’opéré, 
par l’influence, ou par Reflet de la tension électrique, une contrac¬ 
tion musculaire plus ou moins prononcée, suivant les individus, 
et cela sans le soumettre à aucune décharge électrique excitante 
ou douloureuse 3 . 
3 Les cas où ce système d’électrisation ont produit de bons résultats, sont 
décrits dans l’ouvrage du D r Seiler. De la galvanisation par influence , publié 
à Paris en 1860. 
