3 SEP. LÀ PLUIE ET L^ÉVAPORÀTlON. BULL. 235 
cette différence entre l’eau qui tombe et celle qui peut s’évaporer. 
Seulement, il faut laisser l’évaporation dépendre de tous les fac¬ 
teurs qui la rendent plus ou moins active, c’est-à-dire, la laisser 
se produire au soleil et à l’air tout à fait libre. 
1. J’ai commencé, il y a neuf ans déjà, des observations dans 
le sens qui vient d’être indiqué. Mais le procédé employé dans les 
quatre premières années a été modifié quelquefois et c’est seule¬ 
ment après quelques tâtonnements que je me suis arrêté à un ap¬ 
pareil simple et permettant d’atteindre convenablement le but, 
c’est-à-dire la mesure de la différence entre la chute de la pluie 
et l’évaporation. Cet appareil — que je nommerai siccimèlre pour 
abréger — a été observé d’une manière suivie depuis 1865 et il a 
fourni les résultats qu’on trouvera mentionnés plus bas. 
Le siccimètre se compose de deux vases cylindriques de zinc, 
s’emboîtant partiellement l’un dans l’autre (PI. I). Le vase infé¬ 
rieur, AB , a 50 centimètres de diamètre et 25 centimètres de pro¬ 
fondeur; il reçoit, à sa partie supérieure, le vase CD qui présente 
la même surface, qui a 8 centimètres de profondeur, et qui fonc¬ 
tionne comme une sorte de couvercle du premier. Ce vase CD s’em¬ 
boîte d’environ 2 centimètres dansai?. Il est retenu par un rebord 
convenable et présente, sur toute sa circonférence extérieure, en 
mm', une sorte d’avant-toit très incliné qui protège la ligne d’in¬ 
tersection des deux vases et qui est destiné à empêcher l’eau glis¬ 
sant sur les parois extérieures de CD de s’introduire dans AB. — 
Sur le milieu du fond de CD est soudé un tube pp', de 1 1 / 2 centi¬ 
mètre de diamètre, recourbé à sa partie supérieure comme le 
montre la figure, et arrivant jusque tout près du fond de AB. — 
Deux anses, convenablement placées, permettent d’enlever le vase 
CD et de le replacer sur AB. 
On voit facilement que le vase supérieur pourra être rempli de 
liquide jusqu’au niveau ss', inférieur de 20 mra au niveau des bords 
du vase. Toute nouvelle quantité d’eau ajoutée s’écoulera par le 
tube pp' et se rendra dans le vase AB. 
On prévoit, d’après cette description, comment l’appareil 
fonctionne. — Pour le mettre en observation, on remplit d’eau le 
vase supérieur jusqu’en ss r , puis on abandonne l’instrument à l’air 
libre. L’évaporation superficielle abaissera le niveau dans le vase 
supérieur; la chute de la pluie, au contraire, tend à l’élever, et 
l’eau tombée qui excédera l’évaporation durant une période don- 
