5 SEP. LA PLUIE ET L’ÉVAPORATION. BULL. 237 
il est inutile d’enlever le vase CD , puisqu’aucun excès d’eau n’a 
pu s’écouler en AB. Il suffit alors de mesurer, dans le vase supé¬ 
rieur, l’abaissement du niveau. 
S. En hiver, il est arrivé naturellement bien des fois que le 
liquide contenu dans l’appareil a gelé et est demeuré gelé plusieurs 
jours. Lorsque le vase CD renferme du liquide jusqu’en ss' au 
moment de la gelée, l’expansion du cylindre de glace qui se forme 
est capable de déformer l’enveloppe de zinc et de gâter ainsi l’ap¬ 
pareil. Afin d’éviter cet inconvénient, j’ai pris mon parti de lais¬ 
ser une couche d’eau de 25 mrn seulement dans le vase supérieur, 
au lieu de 60 mm , lorsque rabaissement de la température, en hi¬ 
ver, me fait craindre des gelées. La couche de glace qui se forme 
alors est moins considérable. — Cette situation plus basse du ni¬ 
veau du liquide dans CD (voir § 5), à une époque où l’évaporation 
est très faible, souvent nulle, n’a pas d’influence sensible dans les 
résultats. — Si la gelée se prolonge, l’appareil est forcément aban¬ 
donné sans modifications et une nouvelle observation n’est faite 
que quand la glace a fondu et qu’il est possible de mesurer la hau¬ 
teur des couches liquides dans les deux vases. Si l’on voulait con¬ 
naître l’évaporation de la glace, on pourrait ajouter dans le vase 
supérieur une certaine quantité (connue) d’eau chauffée afin de 
produire la fusion, puis mesurer la hauteur de la couche ainsi ob¬ 
tenue. J’ai pratiqué cette opération à deux reprises seulement et 
j’ai trouvé ainsique, durant dixjours une première fois et six jours 
une seconde fois, la quantité déglacé évaporée avait été très faible 
et sûrement inférieure à 2 mra . Il est donc, je crois, tout à fait per¬ 
mis, lorsqu’il y a gelée, d’attendre que la fusion de la couche gla¬ 
cée se produise d’elle-même. 
Une neige abondante peut être une difficulté pour ce genre d’ob¬ 
servations — comme elle l’est d’ailleurs déjà pour les observations 
pluviométriques et surtout atmométriques. Si la neige formait une 
couche régulière sur le sol, elle dépasserait les bords du vase CD 
et, lors de la fusion, l’eau résultante se recueillerait dans le vase 
même. Cet état de choses est le plus fréquent. Mais si une chute 
abondante de neige est suivie d’un vent violent, la neige peut être 
balayée ou, au contraire, accumulée sur l’appareil. C’est là une 
éventualité qui peut provoquer quelques inexactitudes dans l’éva¬ 
luation de la chute produite entre deux observations. On peut y 
parer, dans une certaine mesure, en surveillant l’instrument et en 
tâchant que la couche de neige qui le recouvre, lorsque la fusion 
intervient, soit à.peu près ce qu’elle est dans la campagne avoisi¬ 
nante. Les neiges abondantes, accompagnées de vent, sont d’ail¬ 
leurs, on le sait, une occasion d’incertitudes dans toutes les ob- 
