La Figure 
I L 
JDeJeription des quarts de cercles qui ont fèrvi à lai 
mejure géométrique de laMéridienne , avec les di¬ 
verses précautions qu on a prijes pour réduire les 
angles au centre des Jlations, &c* 
26: La longueur de la bafe étant réglée , il nous faut 
paffer par le moyen des triangles à la mefure de la Méri¬ 
dienne. Au lieu de nous arrêter à faire ici une descrip¬ 
tion détaillée des quarts de cercles qui nous ont Ser¬ 
vi , je crois qu'il vaut mieux infifter un peu davantage, 
fur l’examen que nous avons entrepris pour vérifier 
leur exaêlitude , & fur les attentions que nous avons 
eues dans l’ufage que nous en avons lait. Le Lecteur 
fçait la forme qu’ont ordinairement ces inltrumens : nous 
en avions trois , un pour chaque Académicien. Celui 
de M. de la Condamine étoit le plus grand, il avait 
trois pieds de rayon & étoit d ? une conltruétion un peu 
ancienne; il avoit appartenu en France à feu M. le 
Chevalier deLouviile qui y avoit fait appliquer le pre¬ 
mier Micromètre qu’on ait vu attaché à la Lunette d’un 
quart de cercle. Le mien fuivoit celui de M. de la 
Condamine par là grandeur, il avoit environ 2 pieds 6 
pouces de rayon ; les barres de fer quille formoient 
étoient larges ôc épaiffes, ôc engagées les unes dans les 
autres par de forts tenons, il étoit monté outre cela fur 
un pied extrêmement folide 5 ce qui contribue beaucoup 
à la fûreté & à la facilité des qbfervations , principale¬ 
ment fur les montagnes, où le vent eft prefque toujours 
affez fort pour agiter un quart de cercle qui n’auroit pas 
tant de Habilité., Celui de M. Godin étoit le plus pe¬ 
tit: il n’avoit pas tout à fait deux pieds de rayon ; mais 
U étoit très - proprement ôc très-exa&emem conftruit,. 
