de la Ter re, I*V. Sec L 177 
joint du Limbe auquel répond Taxe de la lunette. C’efi 
pourquoi il faut conformément à ridée de M. Picard, 
faire faire un demi tour à Pinftrument , tourner le Limbe 
vers FOccident 3 fuppofé qu’il fut tourné d’abord vers 
l’Orient. Lorfqu’on obfervera enfuite la diftance méri¬ 
dienne de la même Etoile au Zénith, le fil aplomb s’é¬ 
cartera de la lunette vers l’autre extrémité du Limbe: 
cette diftance fera égale à la première ; & les deux en 
s’étendant en feus contraire, commenceront également 
à ce point inconnu qui ne peut varier auffi-tôt que l’infi 
trument ne fe dérange pas. Il eft donc clair que l’arc 
total ou que tout Tintervalle parcouru fur le Limbe pat 
le fil aplomb fera égal au double de la diftaoce de l’Etoile 
au Zénith; & il ne refie parconfëquent qu’à prendre la 
moitié de cet arc pour avoir cette diftance apparente, 
de même que pour fe mettre en état de marquer furie 
Limbe , fi on le veut , le point précis auquel répond 
Taxe optique de la lunette. 
6 . Cette (impie explication de la chofe fuffit ce fern- 
bîe^pour montrer quelle doit être en général la forme du 
Seéteur, & que la lunette doit être étendue le long du 
rayon du milieu , ou doit au moins lui être parallèle» 
On peut de cette forte fe contenter de former Pinfiru- 
ment d’une feule barre de fer qui répréfentera ce rayon 
principal ^ & on lui attachera en bas perpendiculaire¬ 
ment une réglé pour fervir de Limbe 3 en la faifant plus 
ou moins longue , félon que les Etoiles qu’on veut 
ob fer ver, font plus ou moins éloignées du Zénith. Nous 
laiiTons à Pexpenence de P ouvrier à regler le largeurs 
ôi les épaiffeurs que doivent avoir ces pièces ^ pour ne 
pas manquer de lolidlté ; quoique nous nous proposions 
de faire dans la fuite quelques remarques qui pourront 
î aider a fe déterminer. Dans le Secteur de 12 pieds de 
rayon que nous avons porté de France.au Pérou , la 
barre de fer ou plûtôt les deux barres, qui entées à Pex- 
trêmité l’une de l’autre , alloient depuis le bas jufqu’aü 
Z 
