de la Terre, IV. Sect. rSr 
avoir mis à quelque diftance à droit & à gauche ; 
c’étoic par le moyen de ce levier qu’on faifoit tourner 
le Sedteur. Tout cet arrangement, je Favoue , m’a paru 
très-préferable à l’autre, après que j’ai long tems effayé 
des deux. J’ai toujours eu le foin de faire conflruire en 
haut proche le toit un échafaut, pour avoir la commo¬ 
dité de vifiter le centre de Pinfïrument & toutes les 
parties fuperieures , & pour qu’on pût auffi toujours 
aller avec facilité & fans rifque , retirer & remettre les 
tuiles du toit qui fe trouvaient dans la direction de la 
lunette. 
ri. C’eff au furpîus à FObfervateuren faifant quel¬ 
ques effais, avarier la méchanique de cette difpofition , 
félon les divers avantages qu’il a en vue ou félon les 
autres circonûances. L’ufage du Micromètre, par exem¬ 
ple-, attaché à la lunette , difpenfe de toucher au corps 
même de Finfirumentpendant i’obfervation, ce que nous 
regardons comme une commodité très-ccnfidérable , au 
lieu que fi Fon fe fervoit des tranfverfales marquées fur 
le Limbe , il faudrait pouvoir en même tems qu’on a 
Fceil à l’oculaire, étendre la main jufqu’à quelque vis 
qui pouffât ou retirât le bas du Sedteur félon que l’exige 
la fituation de FAftre. Il fuffit pour fixer un peu plus 
^imagination du Lecteur de donner ici une feule repré- 
fentarion de Finftrument tout monté. La Planche en¬ 
jointe repréfente la première maniéré de fufpention qui 
ne me paraît inférieure à l’autre, que parce que le Lim¬ 
be étant faifi ou arrêté par les deux extrémités , ou 
peut craindre que cette aètion ne faffe quelques fois un 
peu tordre le rayon du Sedteur. Mais on peut lever cet 
inconvénient de plufieurs maniérés , fans rien changer 
dans le total de la difpofition. Nous avons tâché de ne 
rien* oublier dans la Planche : on voit jufqu’au gnomon 
dont nous parlerons dans la fuite, & le fil tendu hori* 
fontaîemenr qui indique la diredtion du Méridien. Om 
Y.olt auffi-Fouy erture ckitoito » 
