ip8 La Figure 
flexion du rayon: & ce fera tout le contraire fi le Sec- 
teur eft foutenu par fes deux extrémités par en haut <$ç 
par en bas; car alors le rayon tournera la concavité de 
fa courbure en haut, & ce fera, la même chofe que fi 
îe centre C avançoit un peu vers H. 
32. Pour réfumer tout ceci en peu de mots , nou: 
avons toujours trois petites quantités à confiderer. i°, 
La quantité Ce dont le centre s’éloigne de fa vraie pla¬ 
ce; 20. La petite quantité c O ou/F dont on fe trompe 
dans les obfervations lorfque Fobje&if de la lunette ne 
fuit nullement les mouvemens du centre; 3 0 . La plus 
petite quantité <pF qui répréfente l’erreur à laquelle on 
eft encore fujet, lorfque Fobjeêtif eft exa&ement atta¬ 
ché au centre, de maniéré qu’il participe à tous fes mou¬ 
vemens. Or on n’a qu’à fe reffouvenir que ces trois quan¬ 
tités font entr’elîes comme le Sinus total, comme le 
Sinus de la hauteur de l’Afire, & comme le Sinus ver- 
fe du complément de cette hauteur. Dans mes derniè¬ 
res obfervations le rayon du Seéteur s’éloignoit de la 
ligne droite par fa courbure d’environ 1 ligne lorfqu’on 
le plaçoit horifontalement, ôc il ne devoir s’en écarter 
à proportion que de ~ lig. lorfque l’inftrument n’étoit 
incliné que de id 25"' ou 26', conformément à laaiftan- 
ce de l’Etoile e d’Orion au Zénith. Cet écart Ce de 
~ lig. que la folidité de l’inftrument êt fa fituation pref- 
que verticale rendoient fi petit, valoir environ 4P 7 fur 
la circonférence d’un cercle dontle rayon eft de 8 pieds; 
mais Fobjectif étant attaché au centre, l’erreur dévoie 
diminuer dans îe rapport du Sinus total au Sinus verfe 
de i d 16* ou dans le rapport de 100000 à 32 ; ce qui, 
eu égard à nos fens trop^bornés , Fannéantifloit entière¬ 
ment* 
