de la Terre, IV. Sect. ipp 
V. • 
De la maniéré de rendre Vaxe optique de la 
Lunette parallèle au plan du Selteur. 
33. Les raifons précédentes prouvent que îa lunett» 
ne fçauroit être placée à trop peu de diftance du rayon , 
afin d’y être plus immédiatement attachée ; &c il n’en 
fera que plus facile de rendre fonaxe exactement paral¬ 
lèle au plan de l’inftrument. Il fuffira pour cela après 
avoir couché le SeCteur, de vifer à quelque objet très- 
éloigné par le bord du Limbe Ôc par la platine du cen¬ 
tre: on le fera avec plus de précifion , en fe fervantde 
deux pinnules ôc en les changeant réciproquement de 
place pour mieux reconnoître fi elles ont exactement 
la même hauteur f ou fi elles rendent le rayon vifuel 
exactement parallèle au plan de l’initrument ; & il ne ref- 
tera plus qu’à ajufter la lunette fur le même objet. Nous 
avons le foin d’avertir qu’il faut vifer fur un point fuffi- 
famment éloigné ; parce qu’autrement il faudrait avoir 
égard à l’éloignement de Taxe de la lunette au plan du 
Limbe, ou faire attention à l’angle quoiqu’extrêmement 
aigu , que forment les deux rayons vifuels. On recon- 
noîtra aiifii à peu près par la même- opération le point 
du Limbe qui répond à Taxe de la lunette; ce point qui 
doit fervir de commencement aux divifions de la gra¬ 
duation, ou de part & d’autre duquel elle doit s’étendre 
également, lorfqu’on fe propofé de reChfier le SeCteur 
par le moyen propofé par M. Picard. 
34. Cette maniéré de s’aifurer du parallelifme de Ja 
lunette & do SeCteur, eft fi facile, que je me fuis moins 
propofé de l’expliquer dans cet article , que de la recom¬ 
mander. En effet il paraît qu’on n’iniifte pas autant fur 
cette précaution qu’on le devrait : on penfoit que la 
lunette écoit toujours allez, bien placée, aufii-tôt que fa 
