3t a Figure. 
VI.. 
De la maniéré de mettre les foyes du Micromètre 
e.xaèlement au foyer de la lunette . 
3 6 . Nous continuons à traiter de la difpofition de la 
lunette, êc de toutes fes particuliarités, en expofanr 
comme nous le devons toutes les précautions que nous 
avons prifes. On fe trouve quelques fois afiujettis pour 
découvrir la jufïe longueur du foyer de la lunette, ou 
même pour déterminer la valeur des parties du Micro¬ 
mètre qui y eft appliqué, de fe fervir d’objets terreibm 
trop voifms : on cherche la longueur qui fait voir avec 
plus de diflin£Hon l’objet & en même tems les foyes 
qui font au foyer commun des deux verres ; & on exa¬ 
mine en changeant l’œil déplacé fi l’objet paroît inva¬ 
riable par rapport aux foyes. Si fon image recevoit un 
changement qui s’accordât avec celui de l’œil ou qui 
y fut contraire, ce ferait une marque que cette image 
peinte dans la lunette * ne fe formoit pas précifement 
furie chaflis du Micromètre, mais en-delà ou en-deçà 
comme le fcavent les Ledeurs qui font initiés dans l’Op¬ 
tique : Ôc alors il faudroit racourcir ou rallonger la lu-* 
nette , en approchant ou en reculant l’objedif. Mais après 
avoir déterminé par ces tentatives la longueur de la lu¬ 
nette, il faudra la racourcir toujours un peu pour rac¬ 
commoder aux objets fort éloignés qui ne feront pas 
plus lumineux que les premiers. On trouvera la quantité 
de cet acourciffement par cette analogie ; la dilance du 
premier objet à Tobjedif moins la longueur de fon foyer 
eil à la longueur du foyer, comme cette même longueur 
eif à la petite quantité dont la lunette doit être racour- 
cie. Cette proportion eû fondée fur cette propriété con* 
nue que le foyer fouffre par rapport au verre des chan* 
gemens. d.e.diftanc.e qui font commires à ceux del’objer 
