2io La Figure 
ou verds qui nous viennent des Ahres font interceptés 
en traverfant la partie baffe de l’Atmofphére, il n’y a, 
s’il fe peut, qu’à fe les interdire pour toujours, en ren¬ 
dant l’objeétif rouge ou jaune : il femble que le foyer 
fera enfuite beaucoup moins fujet à changer,s’il n’ehpas 
absolument invariable ; ôc il fuffira de le faifir une fois 
& d’y faire répondre le Micromètre, pour n’avoir plus 
rien à craindre. 
44. Enfin rien rf empêche de diminuer beaucoup de 
l’étendue de Fobjeétif, en couvrant fes bords d’un dia¬ 
phragme 5 puifque la lumière des objets ceîefles eh tou¬ 
jours affez vive. L’image deviendra d’autant plus nette ->. 
que c’eh le milieu du verre qui eh ordinairement tra¬ 
vaillé avec le plus de foin, ôc qu’on inteTrompera outre 
cela tous ces rayons que les bords d’une lentille Sphé¬ 
rique réuniffent néceffairement dans d’autres foyers ÔC 
qui ne fervent qu’à rendre la vifion confufe. 11 eh évi¬ 
dent que fi on diminue de cette forte l’angle ACB que 
forment les rayons extrêmes jufqu’à le rendre 3 ou 4 fois 
plus petit 5 la parallaxe IH, ou le jeu de l’image fera aufli 
trois ou quatre fois moindre ou même diminué encore 
davantage : ôc il ne fera donc au plus que de 4 à 
On en évitera enfuite les mauvais effets avec la plus 
grande facilité , en changeant l’œil de place , ôc en fai» 
ilffantle milieu du petit efpace que l’image paroîtra par¬ 
courir. On doit faire attention qu’il fuffit toujours de 
faifir ce milieu ou de placer l’œil fur le rayon moyen 
CQP pour ne pouvoir tomber en aucune erreur, aufïï- 
tôt que l’objeéLif eh bien centré ; car que le foyer s’ap¬ 
proche ou s’éloigne ôc qu’au lieu de fouffrir le change¬ 
ment c k par les mutations de diaphanité de l’air, il en 
fouffre un, deux ou trois fois plus grand; l’image C fe 
trouvera toujours fur le rayon principal ou moyen OQ, 
ôc obfervée du point P, on la'rapportera précifement 
au même point du Micromètre, que fi elle étoit rehée 
dans le même endroit, ou qu’elle fe peignît continuel- 
