b e la Ter r e ; IV. Sec t. 21 y 
moins de tems qu’il ne m’en a fallu pour Fexpliquer-, 
y 1. Il eft évident qu’on n’efi point fujet à fe tromper 
dans cette pratique fur la longueur de la corde: on n’a 
pour cela qu’à ne toucher qu’avec précaution au com¬ 
pas qui la marque par fon ouverture ; & pour plus de 
fureté, il faut faire toute l’opération à l’abri & le plus 
promptement qu’il eft poffible, afin que les change- 
mens du chaud ou du froid n’apportent aucune altéra¬ 
tion aux mefures. A l’égard de la longueur du rayon, 
on peut s’y tromper lorfqu on la prend avec le compas 
à verge fur laregle pour la porter fur l’inftrunient ; mais 
on doit remarquer qu’il faudroit y commettre une er¬ 
reur confidérable pour qu elle tirât à conféquence : 
c’eft ce qui m’a empêché de me fervk de l’expédient 
qui m’étoit venu en penfée, de faire fur l’inftrument 
même la multiplication de la longueur delà corde. On 
peut auffi ? fi le Limbe eft affez long & fi on le veut ^ re- 
‘péter l’arc GF j ou en mettre queîqu’autre à fon extré¬ 
mité dont ia corde foit quelqu’autre partie aliquotedu 
rayon. Il efi vrai enfin qu’on n’obtient jamais par cette 
pratique que des arcs dont la valeur va par fault ; mais 
le Micromètre fupplée au refie, & ce fi pour cela qu’on 
efi obligé de s’en fervir. Il fournit les petites quantités 
qui font à ajouter à Parc FG, ou qu’on doit en fouf- 
traire, ôc de cette forte le tout fe trouve exadement 
mefuré. 
5 2, Il pourcoit venir en penfée de donner beaucoup 
plus d’étendue à l’ufage du Micromètre dont la princi¬ 
pale partie 3 comme le fçavent tous les Lecteurs, efi une 
longue vis. Il fernbie qu’on pourroit mefurer le rayon 
de Finfirument parle moyen d’un fil affez gros de mé¬ 
tal qui ne feroit qu’une vis dans toute fa longueur ^ dont 
on compterait les pas ; & on fe ferviroit d’un morceau 
de ce même fil étendu fur le Limbe pour déterminer 
la corde , ou même pour faire mouvoir une petite pla¬ 
tine , qui en giiffant d’une extrémité à l’autre porterait 
Ee 
