— 149 — 
avons fait usage du micromètre du professeur Edelmann. Les 
électrodes de ce micromètre sont des sphères en laiton de 1 cen¬ 
timètre de diamètre. Leur contact, c’est-à-dire le zéro du micro¬ 
mètre, se détermine par l’apparition de l’étincelle. 
Pour opérer à des pressions inférieures et dans les gaz, nous 
avons employé une cloche à vide C, dont la figure 1 représente 
la coupe verticale. Ce récipient, de 30 centimètres de diamètre 
et de 35 centimètres de hauteur, se compose de deux parties, 
l’une cylindrique, l’autre hémisphérique. Ces deux parties étaient 
appliquées Tune sur l’autre suivant des surfaces rodées, enduites 
d’une graisse qui permet une fermeture hermétique (*). A l’aide 
des robinets R' et R", on faisait communiquer la cloche C soit 
avec la trompe à faire le vide, soit avec l’appareil producteur de 
gaz. Dans deux ouvertures diamétralement opposées 0 A et 0 2 
étaient fixés deux tubes en verre. Ceux-ci contenaient un fil 
métallique entouré de paraffine et portaient à leurs extrémités 
deux électrodes semblables à celles du micromètre Edelmann. 
La distance des électrodes était alors évaluée à l’aide de 
plaques de verre dont l’épaisseur se déterminait au moyen du 
pal mer. 
3. Un électromètre. L’interposition de sphères de verre entre 
les électrodes nous obligeait à expérimenter à des distances 
explosives assez grandes. Notre électromètre devait donc nous 
permettre la mesure de potentiels très élevés. Nous nous sommes 
servi de l’appareil construit par MM. Richat et Rlondlot (**). 
Cet électromètre consiste en deux cylindres en laiton coaxés : 
l’un fixe, de rayon R, et relié au pôle positif de la machine; 
l’autre mobile, de rayon r, en communication avec la terre, 
suspendu par le fléau d’une balance et muni d’un plateau p. La 
réflexion d’une règle éclairée sur un petit miroir fixé sur le 
(*) Cette graisse était obtenue par la fusion d’un mélange de paraffine et de cire 
d’abeille. 
(**) Bichat et Blondlot, Journal de physique, 1887, 2 e sér., pp. 325 et 457. 
