— 150 
fléau permet d’observer le moindre déplacement du cylindre 
mobile. 
L’action électrostatique peut être compensée par P grammes 
posés sur le plateau p de la balance et on démontre facilement 
que 
4 log — 
r 
d’où 
Dans l’appareil employé, R = 6 CC 14 et r = 2 cc 50,et notre for¬ 
mule devient 
V = 89.38 V 1 *- 
Pour mesurer un potentiel disruptif, on placera sur le plateau 
p un poids assez faible pour ne pas équilibrer l’action électro¬ 
statique du cylindre fixe. Le cylindre mobile sera donc soulevé 
avant la production de l’étincelle au micromètre d’expérience. 
On pourrait augmenter graduellement le poids P jusqu’à ce que 
l’étincelle éclate au moment précis où le cylindre mobile 
s’élève; Y s’obtiendrait alors par la substitution de la valeur de P 
dans la formule 
V = 89.38 VpT 
Mais cette manière de procéder exige trop de tâtonnements. 
Nous avons préféré la méthode qui consiste à lire à l’aide du 
petit miroir le déplacement du cylindre mobile quand le plateau p 
supportait un poids trop faible P'. L’appareil était gradué en 
déterminant le poids correspondant à une division (à 15 divisions 
correspondaient 20 milligrammes) ; on pouvait donc calculer le 
poids P” correspondant à la déviation observée et 
V = 59.38 + P"- 
