— 560 — 
on peut déduire de la mesure de cp la valeur de l’angle axial par 
la formule 
tg Y = tg cp sin a. (1) 
11 faut observer que cette méthode donne Y angle vrai des axes 
optiques sans connaître l’indice et qu’elle ne comporte aucune 
mesure au micromètre. 
La mesure de 2<p se fait soit par rotation de la platine, soit à 
l’aide d’un goniomètre oculaire approprié à la lumière conver¬ 
gente. Le mieux est de se servir d’un oculaire ordinaire pouvant 
librement tourner dans le tube du microscope : on fait tourner 
la platine jusqu’à ce que la branche hyperbolique passant par 
l’un des pôles soit normale à la droite qui joint ce pôle au 
centre du champ, puis on dirige suivant cette droite un fil du 
réticule. La mesure se fait alors par rotation directe de la 
platine en amenant l’autre pôle sur le fil du réticule. 
L’angle a est obtenu soit par la mesure de l’angle d’extinc¬ 
tion à partir de O dans une face parallèle au plan OB, soit par 
des mesures goniométriques rapportant la face artificielle ou 
naturelle, O, à des faces naturelles repérées par rapport à B. 
Cette méthode ne pourra être appliquée que dans des cas 
spéciaux : pour que la mesure de 2cp soit faite avec précision, 
il faut que les pôles ne soient pas trop excentriques et que, par 
conséquent, a ne soit pas trop grand ; or, on va voir que l’eireur 
commise dans la mesure de 2cp peut entraîner une erreur consi¬ 
dérable sur 2 Y lorsque a est petit. 
* 
* * 
Calcul de Y erreur. — On tire de (i), en exprimant les coeffi¬ 
cients de dy et du en fonction de Y et a, 
d\ 
sin 2 a cos 2 Y + sin 2 V 
sin a 
dcp + sin V cos V cot a . du. 
Les erreurs commises dans la mesure de cp et de a étant 
estimées à part, il faut considérer séparément les multiplicateurs 
de dcp et de du. 
