568 - 
On voit que la valeur de a est comprise entre a 2 et oq et que, 
par conséquent, l’erreur commise dans la mesure de <p ne sera 
pas amplifiée; en outre, le multiplicateur de c/a sera sensible¬ 
ment égal à l’unité. La valeur de dV, qui peut aussi s’écrire 
sin 2V, 1 . • 
d\ = ——— d<p + - sin 2V cota . c/a, 
sin 2<p T 2 
devient, dans notre cas, 
dV = 0,6856rfcp + c/a. 
Dans les conditions où nous avons opéré, en laissant une 
face a l l* et une face g 1 à l’état naturel pour être sûr de l’orien¬ 
tation, on peut dire que les erreurs commises dans la mesure 
de 2<p et de a n’atteignent pas \ degré ; en prenant 
2c/<p = f/a = 0°30 r , 
on a d\ = 0°40', de sorte que Terreur commise dans l’estima¬ 
tion de l’angle 2 V est certainement inférieure à 1°20'. 
Barytine. — Exemple théorique ayant pour but d’estimer 
Tapproximation possible lorsque la valeur de a peut être choisie 
par l’opérateur et que l’orientation de la face taillée se calcule 
à l’aide de mesures goniométriques. 
P. A. 0 = g i . Bissectrice aiguë normale à A 1 ; 2V = 88° ; 
n 1,637. Dans un solide de clivage, on taillera une face en 
zone avec les deux m au voisinage de l’arête obtuse; de la 
mesure de l’angle qu’elle fait avec m on déduira l’angle a qu’elle 
fait avec la face A 1 . La lame sera achevée en y taillant une face 
parallèle à la première. Si l’angle a n’est pas trop grand, la 
lame montrera en lumière convergente les pôles des deux axes 
symétriquement placés par rapport au diamètre du champ 
normal à l’arête verticale du cristal. Pour que la mesure de 2<p 
puisse être effectuée avec précision, il faut, dans mon micro¬ 
scope, que l’excentricité des pôles ne dépasse pas celle observée 
dans le feldspath de Porto-Scuso. Pour que Taxe émerge au 
