— 857 
L’emploi d’appareils de production et de purification, com¬ 
plètement en verre soudé, nous a cependant permis d’en mani¬ 
puler de notables quantités sans en être trop incommodés. 
Pour déterminer le poids du litre d’hydrogène sélénié, nous 
avons adopté la méthode des ballons de Régnault, avec les 
divers perfectionnements apportés par les nombreux expéri¬ 
mentateurs qui l’ont employée. 
Comme instruments de mesure, nous nous sommes servis de 
quatre ballons de capacité variant entre 400 et 1,000 centimètres 
cubes environ, munis de bons robinets Geissler et de joints 
coniques rodés, permettant de les fixer, avec une étanchéité par¬ 
faite, à la canalisation d’amenée des gaz. 
A chacun de ces ballons correspond un contrepoids de même 
verre et de même volume à I ou 2 centimètres cubes près. 
Ces appareils ont été calibrés suivant la méthode ordinaire (*) ; 
la contraction qu’ils subissent par le vide a été déterminée par le 
procédé usuel ( 2 ). 
Le tableau suivant donne les capacités des ballons et leur 
contraction : 
Ballons. 
Volume à 0°. 
Coniraction 
en 
centimètres 
cubes. 
C. 
1 ... 
cent, cubes. 
410,606 
0,049 
0,00015 
0) 
503,578 
0,057 
0,00014 
3 ... 
603,546 
0,070 
0,00013 
4 .... 
1006,915 
0,130 
0,00016 
C indique la correction positive exprimée en poids d’air, 
correspondant à la contraction et ramenée au litre. 
( 4 ) Ph.-A. Guye, Recherches expérimentales sur les propriétés physico-chimiques 
des gaz, etc. ( Mém . Soc. phys. et hist. nal. de Genève , vol. XXXV, pp. 561 et 638.) 
f 2 ) Travers, Experimentelle Untersuchungen von Gasen, p. 121. 
