— 858 — 
Le baromètre, construit par nous, destiné à la mesure de la 
pression de fermeture des ballons est relié à la canalisation des 
ballons. Il est du type Gay-Lussac et est accolé à une échelle 
graduée sur verre, construite par la Société genevoise d’instru¬ 
ments de physique. La chambre barométrique est soudée à une 
pompe AntropolF, petit modèle, permettant de s’assurer du 
vide complet avant chaque mesure. 
Le baromètre est enfermé dans une cage vitrée, assurant 
une constance thermique suffisante. 
Les lectures barométriques sont faites au moyen d’un micro¬ 
mètre donnant environ 125 divisions pour 1 millimètre. 
Le vacuomètre du type Mac Leod est monté à l’extrémité 
de la canalisation des ballons ; il est construit pour apprécier 
un vide de l’ordre du millième de millimètre. Toutes nos 
mesures ont, d’ailleurs, été faites en poussant le vide aux envi¬ 
rons de 0 m,n 01, de manière à n’avoir pas à tenir compte des 
pressions résiduelles dans les ballons. 
En fait de pompes pneumatiques, nous disposions d’une 
pompe de Gaede et d’une pompe automatique à chapelets 
capillaires, dite pompe de Beutel. 
Les mesures de compressibilité ont été faites en déterminant 
à 0°, pour une même masse gazeuse, une série de produits pv. 
La méthode suivie est essentiellement celle qu’ont employée 
Gray et Burt ( A ) dans leur mesure de compressibilité de l’acide 
chlorhydrique : notre appareil était presque identique à celui 
de ces expérimentateurs. 
Le baromètre est, comme dans les mesures de densité, 
entouré d’une cage vitrée, assurant une bonne constance de 
température. Sa chambre barométrique est également liée à une 
petite pompe AntropofF. 
L’espace nuisible du baromètre qui s’ajoute au volume de 
l’ampoule de compressibilité, a été exactement calibré au 
mercure. Sa valeur à 0° est 1 CC/ 146. 
(') Journ. Chem. Soc., 95, 1633. 
