Coupe 
verticale 
U 
une grande précision, il faut prolonger l’observation pendant 
assez longtemps et recourir à la méthode des coïncidences. (Test 
dans ce but que le service radio télégraphique de la tour Eiffel a 
organisé les séries de battements envoyés entre 21 et 22 heures. 
Nous obtenions une égale précision par la réception d’un seul 
signal horaire et le procédé employé avait en outre l’avantage 
d’être entièrement objectif et d’éliminer toute équation person¬ 
nelle. 
Il s’agissait, en premier lieu, d’imprimer photographiquement 
sur un papier sensible enregistreur le signal radiotélégraphique. 
A cet effet, le Père Wulf, du Collège Saint-Ignace à Fau- 
quemont, s’est servi de son nouvel électromètre unifilaire. 
Un fil de quartz métallisé par pulvérisation cathodique, fixé à sa 
partie supérieure, est attaché par son extrémité infé¬ 
rieure à une boucle de quartz isolant et qui fait res¬ 
sort. Ce fil est parallèle aux arêtes de deux coins 
métalliques isolés, dans le plan desquelles il peut se 
mouvoir. On voit immédiatement que cet appareil se 
prête à tous les modes d’emploi de l’électromètre à 
quadrants. On peut, par exemple, charger les deux 
coins à l’aide d’une pile et recevoir sur le fil mobile le 
potentiel à mesurer. 
La sensibilité de l’appareil se règle par l’écarte¬ 
ment des arêtes des coins et par la tension du fil. Son domaine 
d’emploi varie de l’ordre du millivolt jusqu’au potentiel explo¬ 
sif. Les lectures se font directement au microscope armé d’un 
micromètre oculaire ou bien par projection. Dans ce dernier cas, 
les déplacements du fil peuvent s’enregistrer photographique¬ 
ment. 
Les tracés fournis par cet appareil ne laissent rien à désirer 
au point de vue de la précision. 
Voici maintenant comment se faisait, par l’intermédiaire de 
cet électromètre, la comparaison de l’horloge Kessels avec les 
signaux radiotélégraphiques de la tour Eiffel. 
Au fond de la caisse de cette horloge, derrière la tige du 
XX 
Coupe ' 
horizontale 
