— 814 — 
nécessaires à l’utilisation des battements que, par surcroît, nous 
avons aussi enregistrés plusieurs fois. 
La première question du programme comportait la détermi¬ 
nation précise du deuxième et du troisième contacts au moyen 
d’un photomètre au potassium colloïdal d’Elster et Geitel. 
Ce récepteur au potassium, tout récemment réalisé et non 
encore dans le commerce, avait été préparé et mis très aima¬ 
blement à notre disposition par les inventeurs eux-mêmes. 
Il était monté dans un pont Wheatstone. Une des branches 
du pont renfermait le photomètre. Sa résistance était balancée 
par une résistance d’ionium (Bronson). Dans le pont se trouvait 
l’électromètre de Wulf décrit ci-dessus. 
L’enregistreur photographique inscrivait, côte à côte, la 
variation de l’illumination et la marche de l’horloge. 
La sensibilité, réglée deux minutes avant la phase maximum 
pour l’obscurité présumée, s’est trouvée trop grande pour la 
diminution de l’intensité lumineuse effectivement réalisée par 
l’éclipse. Le fil de l’électromètre a traversé tout le champ de 
l’appareil jusqu’à en sortir pendant les secondes de la phase 
maximum. 
Cette méthode, due au Père Wulf, était donc excellente. Elle 
a fourni une courbe admirablement nette à laquelle, malheureu¬ 
sement, manque la partie la plus importante. 
Un réglage plus heureux du diaphragme iris du photomètre, 
facile à réaliser grâce à l’expérience acquise, assurerait dans les 
prochaines éclipses un résultat qui ne laisserait rien à désirer. 
Ce premier poste était dirigé par le Père Wulf assisté du 
Père Lucas. 
A un second poste, le Père Stein, du Collège Saint-Ignace à 
Amsterdam, fit au moyen d’un photomètre du même genre, mais 
moins sensible, un grand nombre de lectures visuelles pendant 
tonte la durée de l’éclipse. Nous devons ce photomètre à la 
générosité de M. Fernand Jacobs, président de la Société belge 
d’astronomie. 
Cette fois le photomètre était en série avec un galvanomètre 
