— 721 — 
on règle la longueur du shunt de telle façon que pour le cou¬ 
rant que l’on emploie la déviation du galvanomètre soit nulle. 
Une fois qu’on a déterminé les deux points du courant entre 
lesquels il convient de placer le shunt, on soude les joints et 
l’on fixe une fois pour toutes le galvanomètre dans une posi¬ 
tion déterminée. L’échelle du galvanomètre pourra consister 
en une bande de papier appliquée sur le mur à distance conve¬ 
nable et qui, pour toute graduation, portera simplement un 
repère à la position 0 du galvanomètre. C’est à cette position 
qu’il faut ramener constamment le trait lumineux s’il venait à 
en dévier par suite de variations du courant : ceci se fait en 
changeant la résistance du circuit. Ce dispositif dispense de 
mesurer dans chaque cas la position exacte du galvanomètre et 
de ramener par le calcul toutes les données à une même 
quantité de courant : il importe même peu de connaître 
exactement l’intensité du champ, puisque les mesures de rota¬ 
tion magnétique ne sont que comparatives. Il suffît que le 
galvanomètre soit suffisamment sensible pour dévier à la moin¬ 
dre variation de courant. 
Un autre perfectionnement a été introduit par l’emploi comme 
source lumineuse d’une lampe à mercure. C’est à raison que 
cette lumière a été recommandée par Disch (*), Lowry (**), 
Darmois (***) et autres pour les mesures de polarisation circu¬ 
laire et magnétique, à cause de son pouvoir éclairant intense. 
Je disposais d’une lampe en quartz de 250 volts, pouvant 
supporter 3,5 ampères. J’ai établi un second circuit parallèle¬ 
ment au premier en y introduisant comme résistances des 
lampes à incandescence. Avec une intensité de 1,5 ampère, la 
lampe à mercure s’allumait facilement, et, quand elle était chaude, 
on pouvait encore réduire cette intensité de moitié sans qu’elle 
s’éteignît. Comme le courant, en traversant la lampe à 
(*) Ann. d. Physik, 12 (1903), 1155. 
(**) Proceed. Roy. Soc., 1908. 
(***) Ann. chim. phys. (8), t. XXII, 1911, 2(51. 
