Thermostat pour basses températures. 
littérature; on s’en rendra compte par l’examen du tableau 
suivant. 
Il semble d’ailleurs, d’après une observation de Pictet ( 1 ), 
qu’aux basses températures la partie centrale d’une masse en 
fusion peut se trouver en équilibre à une température différente 
du point de fusion normal. 
Voici pour quelques entectiques les températures de fusion, 
déterminées au thermomètre à hydrogène, ainsi que la variation 
de température pendant environ quatre à cinq minutes. 
Entectique. 
Température 
de fusion. 
Variation de température 
pendant cinq minutes. 
HN0 3 3aq -f- H 2 0 
- 4128 
0- . 
» 
- 42 25 
0 
» 
- 42 21 
0 
RgCOsnaq -f- H 2 0 
- 36.18 
0 
» 
- 36.07 
0 
MgCl 2 i2aq-f H 2 0 
- 34 75 
0.04 
» 
- 34 46 
0,02 
HC 2 H 3 0 2 . + H 2 0 
- 29.34 .. 
0,03 
» 
- 29.08 
0.07 
Na Br 5aq + H 2 0 
- 27.21 
0 
» 
- 27.20 
0 
Cu N0 3 ) 2 9aq + H 2 0 
- 26.37 
0 
Les produits qui ont servi à préparer ces entectiques sont des 
produits commerciaux ordinaires qui n’ont été soumis à aucune 
purification. 
Un désavantage de ce procédé, c’est que les appareils plon¬ 
geant dans le bain thermostatique ainsi constitué doivent être 
choisis très résistants, faute de quoi ils peuvent être écrasés 
pendant la solidification de l’entectique; l’augmentation de 
volume, résultant de la solidification, semble surtout marquée 
( 4 j Comptes rendu*, t. CXIX, pp. 514 et 645. 
117 
