IF. Mund. — Sur les tensions de vapeur 
manomètre (M). Après la dernière distillation, le gaz fut con¬ 
densé dans l’ampoule du manomètre, non toutefois sans que 
celle-ci eût été au préalable rincée trois ou quatre fois par des 
remplissages successifs et des évacuations après un séjour suffi¬ 
samment prolongé. Ces évacuations ont été faites à l’aide d’une 
pompe rotative à l’huile, permettant d'atteindre en peu de temps 
un vide fort avancé. Ce rinçage constitue une précaution d’im¬ 
portance capitale, ayant pour but d'éviter la présence dans 
l’ampoule de traces d’air. 
^ II. — Constance de la température . 
L'expérience m’a montré que l’équilibre entre le liquide et sa 
vapeur ne s’établit souvent qu'après un intervalle relativement 
long. En effet, alors même que la température demeure inva¬ 
riable, une modification un peu importante du volume offert à 
la vapeur produit dans la pression de celle-ci des perturbations 
qui ne s’amortissent que fort lentement. Il importe donc que les 
variations de température autour du point où se fera la détermi¬ 
nation soient rendues extrêmement lentes, et que même une 
constance pratiquement absolue se trouve réalisée depuis 
quelques minutes au moment de la mesure. Ensuite, il faut que 
pendant toute la durée de cette dernière, la température ne varie 
pas d’une manière appréciable. Dans mes expériences, chaque 
détermination de température, comme chaque détermination de 
pression, comportait deux lectures au cathétomètre. La durée 
totale des quatre lectures effectuées avec soin pouvait atteindre 
environ dix minutes. Le thermostat dont je me suis servi per¬ 
mettait de maintenir au moins pendant cette durée la tempéra¬ 
ture constante à 0.01 de degré près. Comme il a été décrit récem¬ 
ment par P. Bruylants et W. Mund (*), je suis dispensé d’y 
(*) Bull, de rAcad. roy. de Belgique , Classe des sciences, n os 2-3. 
