de l’anhydride sulfureux. 
revenir. U suffit de rappeler qu’il consistait essentiellement dans 
un mélange eutectique congelé (e) où plongeaient simultanément : 
1° l’ampoule d’un thermomètre à hydrogène (t) (voir plus loin), 
2° une ampoule reliée au manomètre et renfermant le liquide 
dont il s'agissait de mesurer la tension de vapeur (m). 
g 111. — Mesure de la température. 
Puisque, grâce à l’emploi des mélanges eutectiques, je pouvais 
espérer une constance des températures à un centième de degré 
près pendant un temps suffisamment long, il étail désirable de 
déterminer la valeur absolue de ces températures avec une exacti¬ 
tude correspondante. J’ai, à cet effet, eu recours à l’instrument 
dont les indications semblent offrir le moins d'incertitudes : le 
thermomètre à hydrogène à volume constant. Dans le domaine 
des températures ici en question, l’échelle de ce thermomètre, 
l’échelle normale, se confond pratiquement avec l’échelle ther¬ 
modynamique. 
L’instrument que je me suis appliqué à construire est du type 
décrit par Travers (*) et se trouve représenté sur la ligure (T). 
Il comporte une ampoule (t) d’un diamètre de 20 millimètres et 
d’une longueur de 150 millimètres, plongeant dans le bain 
thermostatique et communiquant par un tube capillaire deux 
fois recourbé avec la petite branche (b) d’un manomètre. Pour 
réduire autant que possible l’espace nuisible, j’ai employé 
comme repère fixe dans cette petite branche, non pas une pointe 
en verre noirci, soudée à l’intérieur, mais un trait horizontal et 
délié, gravé extérieurement sur le tube par l’acide tluorhv- 
drique. L’erreur de parallaxe, tant lors du calibrage de l’espace 
nuisible que lors des mesures, était évitée par l’emploi d’une 
<;*) Experimentèlte UnteéÈfihung von Gazen, Brunswick, 1905, p. 153. 
