W. Mund. — Sur les tensions de vapeur 
lunette horizontale. Cette disposition me paraît surtout pré¬ 
senter l'avantage de permettre une mise au point plus délicate. 
L’affleurement du ménisque au trait est, en effet, plus net que 
l’affleurement à une pointe; cette dernière, du moment qu’elle 
touche le sommet du ménisque, se déforme toujours un peu, 
quelque léger que soit le contact. Au-dessus, et dans l’axe ver¬ 
tical de la petite branche du manomètre, se place la branche 
ascendante (B), longue d’un peu plus de 1 mètre. Les deux 
branches proviennent d’un même tube et présentent un diamètre 
intérieur égal. La partie supérieure de la grande branche peut 
être fermée par un bon robinet Geissler; elle communique avec 
la pompe (P) à mercure du type Antropoff destinée à parfaire le 
vide obtenu par la pompe rotative. Les deux branches se 
rejoignent à leur partie inférieure. Un peu en dessous de leur 
jonction débouche un tube latéral (/) amenant l’hydrogène lors 
du remplissage de l’appareil et muni d’un bon robinet qu’on 
ferme une fois le remplissage terminé. L’appareil producteur 
d’hydrogène, figuré au bas de la planche à droite (H), commu¬ 
nique, lui aussi, avec la pompe à huile. Pour éviter l’intro¬ 
duction d’air pendant l’écoulement de l’acide chlorhydrique, 
celui-ci a été bouilli immédiatement avant son emploi. Avant le 
remplissage définitif, l’ampoule du thermomètre a été rincée 
trois fois à l’hydrogène. Ces opérations, ainsi que la mise au 
point grossière du ménisque, se font par manipulation d’un 
réservoir (r) renfermant du mercure distillé et relié à l’appareil 
par un tube en caoutchouc épais et préalablement débarrassé de 
soufre par une courte ébullition dans la soude, La mise au point 
plus précise du ménisque se fait par deux pinces jetées sur le 
tube en caoutchouc maintenu immobile sur une partie de son 
trajet. L’entrée du mercure dans le thermomètre est réglée par 
un robinet. Le mercure se débarrasse des bulles d’air qu’il peut 
encore entraîner en passant sous un petit tube vertical (u), à la 
partie supérieure duquel l’air vient s’accumuler et peut être 
chassé, de temps en temps, par l’ouverture du robinet. Il va 
554 
