de l'anhydride sulfureux. 
sans dire qu’avant le montage définitif, toutes les parties de 
l’appareil ont été soigneusement lavées à l’acide chromique, 
rincées à l'eau distillée et desséchées par un courant d’air chaud. 
Une échelle millimétrique (5) (*), gravée sur verre, se trouvait 
appliquée en position bien verticale sur les branches du mano¬ 
mètre. Les fractions de millimètre ont été évaluées à Laide d’une 
lunette micrométrique placée derrière l’échelle, à plus d’un mètre 
de distance. Des ampoules électriques en verre dépoli, suspendues 
en face à la hauteur de la lecture, assuraient un' éclairement 
convenable. Avant chaque mesure, on amenait le ménisque 
inférieur au repère, après avoir déterminé la hauteur de celui-ci 
sur l’échelle. On mesurait ensuite la hauteur du ménisque 
supérieur. La distance verticale des deux ménisques était donnée 
par la différence des hauteurs observées. Pour ramener cette 
différence à 0°, j’ai appliqué la formule 
Z 0 = J(1 —0.000172 t), 
oii le facteur 0.000172 est la différence entre les coefficients de 
dilatation du mercure et du verre; test la température de la 
colonne mercurielle obtenue en prenant la moyenne des indica¬ 
tions de deux thermomètres suspendus l’un à la partie supérieure, 
l’autre à la partie inférieure de la cage de l’appareil. 
Le volume occupé par l’hydrogène dans l’appareil qui vient 
d’être décrit se compose de trois parties : 
1° Y, le volume à 0° de l’ampoule thermométrique et de la 
partie immergée du capillaire qui la surmonte; 
2° Y c, le volume à température ordinaire du capillaire à partir 
du point d’immersion jusqu’à la soudure (voir figure). Je me 
suis arrangé dans toutes les expériences de telle manière que le 
point d’immersion du capillaire, soit dans la glace, soit dans 
l’eutectique congelé, se trouvât à 7 centimètres en dessous de 
(*) Fournie par la Société genévoise de construction d’instruments de physique. 
535 
