de solutions d une substance absorbante. 
les deux plaques constituait le prisme à liquide, dont l’angle 
réfringent était de 10°54' (*). 
Deux étroils conduits, creusés dans l’épaisseur du métal et 
conduisant à l’échancrure, permettaient d’introduire les liquides 
à examiner (en introduisant une pipette effilée dans l’un des 
conduits, l’autre servant à l’échappement de l’air). La pièce 
métallique pouvait d’ailleurs être vissée sur une tige, qui pou¬ 
vait être placée dans l’axe du goniomètre, relevée et tournée, 
grâce au dispositif construit pour les mesures d’indices de 
cristaux par M lle Scouvart (**). 
Le prisme était enfermé dans une espèce d’étuve à doubles 
parois en cuivre mince, munie de deux fenêtres opposées per¬ 
mettant le passage de la lumière; un courant d’eau lancé à 
travers l’espace entre les doubles parois de l’étuve servait à main¬ 
tenir, à peu près constante, la température du prisme, laquelle 
était lue sur un thermomètre, dont le réservoir se trouvait dans 
l’étuvé, tout près du prisme. La température restait voisine de 
20° G. 
Le goniomètre se trouvait dans une cage en bois fixée à un 
lourd pied de Gauss; le collimateur passait à travers une ouver¬ 
ture circulaire pratiquée dans une des parois de la cage; la 
paroi opposée était constituée par une pièce d’étoffe noire, dont 
l’observateur se couvrait la tête, qui était placée ainsi dans une 
chambre obscure. 
Comme source de lumière, nous avons employé l’arc élec¬ 
trique jaillissant entre deux charbons au calcium ; le spectre de 
(*) Cet angle fut mesuré par l’observation de la déviation d'un rayon subissant 
une double réflexion à l’intérieur du prisme creux; on trouve facilement que 
si A est l’angle de ce prisme, un rayon deux fois réfléchi subit une déviation 
constante égale à 2A. 
L’indice étant déterminé par la méthode du minimum de déviation, on trouve 
aisément qu’avec le prisme employé les indices étaient mesurés avec trois décimales 
à peu près. 
(**) Loc. cit. 
— 877 
