PHYSIQUE. 
donc fallu convenir d’un point exact auquel on rapporte 
l’observation; ce point est naturellement indiqué par le 
centre de la lunette, et c’est pour le faire reconnaître au 
premier coup d’œil qu’on place au foyer de l’instrument 
deux fils très fins qui se croisent à angle droit en passant 
par le centre. Souvent on met d’autres fils à droite et à 
gauche de ceux-ci; leur nombre et leur position sont réglés 
par l’objet qu’on se propose : un semblable appareil de fils 
se nomme réticule ; on lui donne le nom particulier de mi¬ 
cromètre quand on en fait un instrument à part qui sert à 
mesurer des quantités très petites, telles que les diamètres 
des astres. 
Le mot lunette s’applique aux inslrumens qui font voir 
les objets éloignés par des verres qui réfractent la lumière 
en les traversant, et l’on désigne particulièrement, sous le 
nom de télescopes, les instrumens qui font le même office 
à l’aide d’un miroir métallique dont la surface concave et 
polie réfléchit la lumière en un point. 
Dans les télescopes qu’on appelle newtoniens, le petit mi¬ 
roir et l’oculaire sont mobiles, afin de pouvoir combiner 
leurs mouvemens de manière que les images des objets 
tombent toujours au foyer de la vision distincte. 
Les télescopes grégoriens ( pl. XXXlI,y?g\ 6) sont moins 
simples , mais leur usage est plus facile pour voir les objets 
terrestres ainsi que les objets célestes. Dans ees télescopes, 
le petit miroir, au lieu d’être incliné à l’axe du grand mi¬ 
roir, lui est perpendiculaire; mais-il faut que ce petit mi¬ 
roir soit sphérique, concave et d’un foyer plus court que 
celui du miroir objectif. Par cette disposition, les axes des 
deux miroirs sont sur une même ligne. 
Si l’on présente un miroir sphérique concave à un objet, 
les faisceaux des rayons partis de cet objet étant réfléchis 
sur la concavité du miroir, convergeront pour en former 
une image en un point situé sur l’axe ou près de l’axe du mi¬ 
roir. Mais la situation de cette image étant entre le miroir 
et l’objet empêche qu’on ne la voiedistmctement.Pouréviter 
cet inconvénient, on adapte un petit miroir incliné de 45 de¬ 
grés à l’axe du grand miroir; ce miroir renvoie l’image 
vers un point où l’on ajuste un oculaire qui la fait aper¬ 
cevoir en l’amplifiant. 
Le plus simple de tous les télescopes est celui qui a servi 
à Herschell à faire toutes les belles découvertes qui ont en¬ 
richi l’astronomie dans ces derniers temps. 11 est formé 
d’un grand miroir qu’on présente à l’astre dans une posi¬ 
tion inclinée , de sorte que l’observateur peut voir, par le 
moyen d’une petite lunette , une image produite à côté de 
l’axe; la perte de la lumière est peu considérable, parce 
qu’il n’y a qu’une seule réfraction et qu’une seule ré¬ 
flexion. 
Cette disposition, qui a des avantages réels, exige seu¬ 
lement que le grand miroir soit placé un peu obliquement 
dans le tube pour que l’axe optique soit en ligne droite avec 
celui de l’oculaire. 
Le grand télescope, que Herschell a fait monter à Lon¬ 
dres , a 50 pieds de hauteur et 40 pieds de foyer ( pl . XXXII, 
fig. 7 ). Toute la machine repose sur des rouleaux (C) qui 
servent à lui donner la direction nécessaire; un fondement 
en pierres (A) porte les rouleaux et les maintient ainsi tou¬ 
jours de niveau. Des échelles doubles, qui font l’office de 
hanches (CC,.BD, DC), forment avec le pied (CB) une 
espèce de pyramide, ou plutôt une chèvre semblable à celle 
dont on se sert dans les grands chantiers de construction. 
i m 
Le tuyau du télescope (I) est suspendu entre les hanches 
et le pied; il a 39' 44 " de longueur, et 4' 10" de diamè¬ 
tre. C’est à son extrémité inférieure que se trouve le miroir 
de métal; GII sont les engins. L’astronome qui veut faire 
ses opérations prend place dans un panier (K), et c’est au 
moyen d’une barre dentelée qu’il lui donne la direction 
horizontale qu’il juge à propos; suivant les circonstances , 
l’observateur occupe un autre siège (MN); une galerie(E), 
qui peut être haussée ou baissée selon les besoins, reçoit les 
spectateurs. Les aides de l’astronome ont leurs cabinets 
particuliers (OG); ils communiquent avec lui à l’aide de 
porte-voix. C’est au moyen d’une manivelle que l’astro¬ 
nome fait donner la direction nécessaire au télescope. 
Outre les télescopes dont nous venons de parler, il en 
est d’autres qui, suivant l’usage auquel on les destine, re¬ 
çoivent quelques modifications dans leur construction, qui 
cependant ne diffère pas essentiellement de celle des téles¬ 
copes mentionnés ci-dessus. Tel est le télescope que donne 
la fig. 5 de la pl. XXXII, et dont on se sert pour observer 
le passage des astres. 
Nous avons déjà eu occasion de nous occuper de l’appa¬ 
reil nommé micromètre, qui ordinairement s’adapte aux té¬ 
lescopes. Cet instrument sert à mesurer dans les cieux, 
avec une très grande précision, de petites distances et de 
petits arcs, comme les diamètres du soleil, des planè¬ 
tes, etc. ; aussi le nom qui lui a été donné explique clairement 
son application; il vient du grec mihros, petit, et metron, 
mesure. C’est à Huygens que nous devons la première idée 
du micromètre. Les Anglais attribuent son invention à Gas- 
coigne, astronome, qui fut tué dans les guerres civiles 
d’Angleterre, en combattant sous les drapeaux de Charles i ei . 
Les Français font honneur de cette invention à Auzout. 
Bordley a inventé un micromètre qu’il a employé aux té¬ 
lescopes de 8 à 9 pieds; il sert à mesurer de petites gran¬ 
deurs. La fig. 4 a b de la pl. XXXII donne la représentation 
de cet instrument. 
Le micromètre objectif ou héliomètre {.pl. XXXü, Jig. 8 ) 
est un instrument d’astronomie formé par deux objectifs . 
deux moitiés d’objectifs, et un seul oculaire, il est destiné à 
mesurer plus exactement qu’avecles micromètres ordinaires, 
les diamètres du soleil et des planètes, et les petites dis¬ 
tances apparentes entre les objets célestes. On évite, par 
son moyen, l’inconvénient du mouvement diurne des astres 
et celui de la petitesse du champ d’une lunette quand elle 
grossit beaucoup. C’est à Dollong et à Bouguer que nous en 
devons l’invention et l’application au télescope. 
Le micromètre à double image se compose d’une lunette 
ordinaire et d’un système de deux prismes en cristal de 
roche, égaux, rectangulaires et opposés. L’angle de ces 
prismes, leur ajustement et leur mobilité dans l’intérieur 
de la lunette, déterminent l’effet que l’on peut en obtenir 
pour la mesure des angles. 
Le mégamèlre représenté fig. 10. pl. XXXII, monté sur 
son pied, et disposé pour faire des observations, est un 
autre instrument astronomique qui sert principalement 
pour trouver les longitudes en pleine mer, par le moyen 
de la distance de la lune aux étoiles , qui en sont voisines , 
c’est-à-dire au-dessous de huit à dix degrés. Son nom, tiré 
du grec, indique qu’il sert pour des distances plus grandes 
que les micromètres, qui vont rarement à un degré. La pro¬ 
priété du mégamètre est de rassembler deux lunettes dans 
le même tuyau avec un seul oculaire, c’est-à-dire deux ob- 
