4 
Carl Lübben. 
Fig. 1. 
schmales Bündel aus, das durch eine Linse 
Li parallel gemacht wird und dann auf 
einen rechteckigen Trog T senkrecht auf¬ 
trifft. Der Trog ist durch eine plan¬ 
parallele Diagonalplatte in zwei Hälften 
geteilt, von denen die eine mit Wasser, 
die andere mit der zu untersuchenden 
Lösung gefüllt ist. Der Lichtstrahl wird 
in dem Trog von seiner ursprünglichen 
Richtung abgelenkt und durch die Linse 
L2 auf der photographischen Platte T zu 
einem Bilde vereinigt. Bei einer Drehung 
des Troges um 180° wird der Strahl nach 
der anderen Seite abgelenkt, und es 
werden auf der Platte zwei Bilder S 21 und 
33 entstehen, aus deren Abstand der 
relative Brechungsexponent sich be¬ 
rechnen lässt. 
Benutzt wurde ein Quarzspektrograph 
nach V. Schumann (kleines Modell), wie 
ihn die Firma R. Fuess, Steglitz bei Berlin, 
zur Aufnahme ultravioletter Strahlen 
anfertigt. 1 ) Die Linsen bestehen aus 
Quarz, da das durchlässigste Glas höchstens 
bis zur Wellenlänge 317 (Linie R), Quarz 
jedoch bis 185 noch sehr gut durchlässig 
ist. Der Spalt hat eine verstellbare und 
eine feste Backe, die aus hartem Stahl mit 
guten Schneiden bestehen. Die beweg¬ 
liche Backe ist verstellbar durch eine 
Mikrometerschraube von der Steigung 
0,25 mm. Ein Trommelintervall erlaubt 
die Ablesung der Spaltbreite auf 0,001 mm. 
Die Kassette besitzt eine besondere Vor¬ 
richtung, um mehrere Spektren über¬ 
einander aufzunehmen. Zu diesem Zweck 
ist der Rahmen, der die Kassette trägt, in 
einer exakten Schlittenführung vertikal 
b Ztschr. f. Instrumentenkunde 17 , 321, 1897. 
18 , 325, 1898. 
30 
