Dispersion und Dissoziationsgrad wässeriger Metallsalzlösungen usw. 5 
verschiebbar. Die Verschiebung wird durch eine Schraube be¬ 
wirkt, die eine Steigung von 3 mm besitzt und 2 um 180° von¬ 
einander entfernte Kerben, in die ein federnder Zahn eingreift, 
der so stets eine Verschiebung um 1,5 mm anzeigt. 
Für sehr genaue Vergleichsmessungen ist jedoch diese 
Vertikalverschiebung nicht genau genug. Deswegen ist vor dem 
Spalt eine drehbare Scheibe angebracht mit 3 Oeffnungen. Die 
grosse Oeffnung von 6 mm und zwei halb so grosse von 3 mm 
sind so angeordnet, dass sich die beiden kleinen Oeffnungen an¬ 
einander anschliessen, wodurch es möglich wird, 2 Spektren über¬ 
einander aufzunehmen, ohne die Kassette verschieben zu müssen 
und die feste Einstellung zu ändern. Die Brennweite der Linsen 
ist nicht die gleiche für alle Strahlen. Um trotzdem das ganze 
Spektrum scharf zu erhalten, ist die Kassette um die vertikale 
Achse drehbar, so dass sie zur Linsenachse geneigt werden kann. 
An einer Kreisteilung kann man die Drehung ablesen. 
Zur genauen Einstellung sind in einem Metallrahmen 
2 Scheiben untereinander angebracht. Die untere ist feinkörniges 
Mattglas, die obere Uranglas, zur Sichtbarmachung der ultra¬ 
violetten Strahlen. Der Träger der Funkenstrecke wurde in der 
mechanischen Werkstatt des physikalischen Instituts angefertigt 
und war so eingerichtet, dass die Funkenstrecke sowohl vertikal, 
als auch horizontal gestellt werden konnte. Eingehende Versuche 
zeigten, dass die Linien am schärfsten zu erhalten waren, wenn 
der Funke zum Spalt parallel, also vertikal übersprang. Auf den 
Prismentisch des Spektrographen wurde ein Metallrahmen befestigt, 
in den der Trog sehr genau hineinpasste. 
Von Carl Zeiss in Jena wurde ein Trog aus Uviolglas an¬ 
gefertigt, das bis 280 gg noch sehr gut durchlässig ist. Um 
jedoch weiter ins Ultraviolette vorzudringen, wurde ein Trog von 
Schmidt und Haensch, Berlin, angefertigt, dessen Endplatten und 
Diagonalplatte aus geschmolzenem Quarz hergestellt waren. Die 
3 mm dicken Platten waren sehr exakt planparallel geschliffen 
und gut rechtwinklig zusammengekittet. Für die brechenden 
Winkel wurde als Mittelwert 61° 28'25" bestimmt. Der Unter¬ 
schied der beiden brechenden Winkel betrug etwa 2'. Da jedes¬ 
mal vier Aufnahmen gemacht wurden, sowohl durch Drehen des 
Troges um 180°, als auch durch Vertauschen von Wasser und 
Lösung, so ist der geringe Unterschied der brechenden Winkel 
ohne Einfluss bei der erreichten Genauigkeit. 1 ) 
' p Vergl. pag. 12 (38). 
31 
