6 
Carl Lübben. 
Die Ausmessung der Platten erfolgte mit einem Zeiss- 
mikroskop mit beweglichem Objekttisch, dessen Schraube eine 
Ganghöhe von 0,2 mm hatte. Eine Trommelteilung gestattete eine 
Ablesung auf 0,001 mm. Ein bestimmter Teilstrich der im Okular 
befindlichen Teilung wurde stets auf die Mitte der Linien ein¬ 
gestellt und darauf geachtet, dass bei der Ausmessung der Photo¬ 
gramme die Verschiebung des Objekttisches stets nach derselben 
Seite erfolgte. Die Breite der Linien war nach dem Sichtbaren 
zu sehr gering, ein bis zwei Tausendstel Millimeter. Nach dem 
Ultravioletten zu waren die Linien bisweilen bis zu 0,01 mm breit, 
jedoch so scharf, dass die Einstellung auf die Mitte bis auf einige 
Tausendstel Millimeter möglich war. 
Da nur die Differenz der Dispersion der Lösung und des 
Wassers für die Erzeugung des Spektrums in Betracht kommt, so 
müssen die einzelnen Linien naturgemäss sehr nahe aneinander¬ 
liegen. Es mussten daher eingehende Versuche angestellt werden, 
um möglichst scharfe Linien zu erhalten. Mit der Verengerung 
des Spaltes nimmt die Schärfe der Linien zu, doch zeigt sich hier 
eine Grenze, denn bei zu engem Spalt werden die Linien — wohl 
infolge von Beugungserscheinungen — unscharf und breiter, be¬ 
sonders bei den brechbarsten Linien. Günstig erwies sich eine 
möglichst grosse Entfernung des Funkens vom Spalt. Sie wurde 
so gross gewählt, als es zulässig war, um die Belichtungszeit nicht 
zu sehr zu verlängern und betrug ungefähr 200 cm. Ferner war 
es vorteilhaft, den Funken schmal und gradlinig zu machen, was 
durch Zuspitzen der Cadmium-Drähte und richtige Wahl der 
Funkenlänge erreicht wurde. Auch konnte der eine Cadmium¬ 
draht durch einen scharf zugespitzten Aluminiumdraht ersetzt 
werden, der viel länger spitz bleibt als der schnell abschmelzende 
Cadmiumdraht, und daher den Funken besser schmal und grad¬ 
linig erhält. Das Spektrum enthielt trotzdem nur die Cadmium¬ 
linien, da das Cadmium im Funken leichter verdampft, als das 
Aluminium. Da die Intensität der Linien nach dem Ultravioletten 
sehr stark abnimmt, so war es bisweilen unmöglich, eine Auf¬ 
nahme zu erhalten, die im ganzen Spektralgebiet zur Ausmessung 
brauchbar ist. Bei Ueberbelichtung werden die Linien breiter 
und verschieben sich auch bisweilen, da sie sich nicht gleich- 
mässig nach beiden Seiten verbreitern, sondern nur nach einer 
Seite, so dass die Mitte der Linien verschoben wird. Ist die Be¬ 
lichtung so gross, dass die brechbarsten Linien gut auszumessen 
32 
