Dispersion und Dissoziationsgrad wässeriger Metallsalzlösungen usw. 
9 
wo 
£ 
ctg cp 
4 geh — sin&i ^ tg 0)2 — sin $2 
2 
2 
, / -aß 1 
(no sin^ 
n sin 
2 , 
- g ^ ^ er pap^ Abstand der Linien auf der Platte, er sei mit 
2 
d bezeichnet, so dass 
(3) n 
n 0 
ctg 9 
S 
• d — s ist. 
£ ist eine sehr kleine Korrektionsgrösse, die sich in jedem Palle 
berechnen lässt. Um jedoch die Rechnung zu vereinfachen, 
setzen wir 
(4) n — np = C • d 
(5) wo 0 = 
£ 
d 
£ 
Da, wie bemerkt, die Korrektion sehr klein ist, so ist C nahe 
konstant. Man kann für einige angenommene Werte von n und 
no nach den Formeln 1 und 2 einige Werte für C berechnen und 
daraus durch Interpolation zu jedem d das zugehörige C ermitteln. 
In der folgenden Tabelle sind für einige Linien die für verschiedene 
Werte von d berechneten C zusammengestellt, woraus sich die 
£ 
Grösse der Korrektion erkennen lässt. 
d 
\ 
C • 10 3 für 
d = 0 mm 
4 mm 
6 mm 
8 mm 
10 mm 
11 mm 
12 mm 
214,45 
3.678 
3,674 
3,668 
3,661 
3,651 
3,645 
3,637 
231,29 
3,609 
3,606 
3,602 
3,595 
3,584 
3,578 
3,570 
274,87 
3 520 
3,517 
3,513 
3,506 
3,495 
3,489 
3,481 
361,19 
3,443 
3,440 
3,436 
3,429 
3,420 
3,414 
3,407 
508,60 
3,398 
3,395 
3,391 
3,385 
3,377 
3,371 
3,363 
5. Bestimmung von S. 
Die Grösse S muss experimentell bestimmt werden, da sie 
sich durch einfache Ausmessung nicht ermitteln lässt. Wie die 
Brennweite der Linsen, so muss auch S von der Wellenlänge ab¬ 
hängig sein, für die einzelnen Linien also verschiedene Werte be- 
35 
