Aussi, j’ai fait modifier la paroi de mon premier modèle en 
remplaçant au niveau des voies respiratoires, la toile par un filet 
dans lequel vient se placer une couche de coton ; ainsi la respi¬ 
ration peut se faire sans danger à travers ce filtre, il est aussi né¬ 
cessaire pour éviter la condensation de la buée sur la plaque de 
mica, d’enduire la surface interne de cette plaque au moyen d’un 
savon glycériné. Dans ces conditions, le masque peut être porté 
pendant une heure et laisse à celui qui le porte la liberté de sa vue 
pour examiner ou opérer le malade. La plaque de mica est inter¬ 
changeable et le masque peut être facilement stérilisé à l’auto¬ 
clave, dans l’eau bouillante ou dans une solution antiseptique. 
Son poids est de o kg. 113 g. (1). 
Fig. 1. — Masque seul. 
Ce modèle pourrait être utilisé par le personnel médical appelé 
à se trouver au contact direct des malades, tandis que le modèle 
de la compresse le plus simple et le plus économique serait réservé 
pour ceux qui n’approchent pas constamment les malades ou 
pour les malades eux-mêmes. 
Il n’ est pas toujours facile de couvrir le visage d’un pestiféré 
(1) Ce masque est fabriqué par la Maison Nouard, 86, rue de Maubeuge, 
Paris. 
